C. V. BOVS — LA CONSTANTE DE LA GRAVITATION 



précision. Ces mesures sont celles des distances 

 entre les fils qui soutiennent respectivement les 

 sphères de plomb et les sphères d'or, la masse 

 des premières, mais non celle des secondes, l'angle 

 de déviation du fléau, enfin sa 

 durée d'oscillation dans diverses 

 circonstances bien définies. 



Les figures 2, 3 et 4 représen- 

 tent le souterrain dépendant du 

 Clarendon Lahoralory à Oxford, 

 dans lequel mes appareils étaient 

 installés, et que le Professeur 

 Clifton avait très aimablement 

 mis à ma disposition. L'instru- 

 ment lui-même est disposé sur 

 la table A, ; il est complètement 

 enveloppé par une double caisse 



tite lunette t servant à lire la rotation du cou- 

 vercle, et de deux poulies avec leurs cordes bb, 

 au moyen desquelles on actionne respectivement 

 ce dernier, et une petite lampe g que l'on déplace 

 à volonté derrière une échelle 

 transparente. Le train d'engre- 

 nages qui commande le mouve- 

 ment du couvercle est actionné 

 par la poulie D (fig. 1) qui reçoit 

 son mouvement de la poulie d. 

 Celle-ci possède un moment 

 d'inertie considérable, et, comme 

 la vitesse est fortement réduite, 

 le mouvement du couvercle se 

 fait sans à-coups. L'échelle S, 

 dont l'image formée dans le mi- 

 roir est observée au moven de 



Vue en bout du laboraloii 



Fig. 3. — Elécaiiijn du laboraloire. 



i. — l'tan du laboraloire. 

 L'I Aj, t.il)lus sii|i|)iirt.-iM( l'apiiHivil princip.il rt los iiccossoires, lunettes, m.inettcs tlo cDinmaiicle 

 .scrvfiliiiii ; /,. I... poutres servant à l.'i mesure des distances; g, petite lampe mobile le long de l't 

 de feutre isolant l'appareil de mesure; bb, cordes de commande. 



et,-.: r, Imiedc doli- 

 ■lielle S;/',, /;. écrans 



octogonale en bois dont l'intervalle des parois est 

 rempli d'ouate. Deux écrans de feutre /", f^ le sépa- 

 rent du reste du souterrain. Les instruments de 

 commande et d'observation se trouvent sur une 

 table A,; ils se composent d'ime grande lunette T 

 pour la lecture des angles de déviation, d'une pe- 



la lunette T, est divisée en cinquantième de pouce 

 (0""°,o environ). Deux poutres d'acier/,, /., exacte- 

 ment nivelées, servent de banc [lour mesurer la 

 distance du miroir à l'échelle. 



Un système de contrepoids fixés t'i des cordes 

 sert à alléger le couvercle, de manière à diminuer 



