268 



D' H. PARIIVAUD — LES FO.NCTIOXS DE LA RÉTINE 



Pour modifier rintensilé du speclre, on a la res- 

 source de la fenle du collimateur; mais ce moyen, 

 employé par Vierordt et autres, est tout à fait 

 insuffisant. Il est nécessaire, pour des mensura- 

 tions tant soit peu précises, de disposer un écran à 

 ouverture variable en un point où les rayons éma- 

 nés de la fente soient suffisamment étalés pour que 

 l'on puisse graduer plus facilement la quantité de 

 ces rayons qui vont former le spectre. 



Si la fente est éclairée par une source lumineuse 

 placée près d'elle, donnant des rayons divergents, 

 celte fente étant au foyer de la lentille L du colli- 

 mateur, les rayons utilisés pour la dispersion pris- 

 matique forment à la sortie de la lentille un fais- 

 ceau cylindrique de rayons parallèles ayant le 

 diamètre de la len- 



surface éclairée de ce verre dépoli. C'est le moyen 

 que j'emploie lorsque je me sers de la lumière so- 

 laire pour les expériences. En plaçant le verre 

 dépoli plus ou moins près du foyer, on obtient une 

 source lumineuse plus ou moins intense. La lumière 

 solaire directe est d'un maniement très difficile et 

 presque inutilisable pour les expériences dont je 

 vais parler, oii il est nécessaire d'opérer avec de 

 faibles intensités, sous peine de s'exposer à des 

 erreurs considérables. 



On isole les différentes parties du spectre à l'aide 

 d'un écran de laiton noirci percé d'une fente. Cet 

 écran, placé au-devant du verre dépoli, est reçu 

 dans une glissière de manière à pouvoir amener 

 la fente au niveau des différentes parties du 

 spectre. 



tille. Si l'on juxtapose 

 à la lentille un écran 

 à ouverture variable 

 D, on modifie facile- 

 ment et d'une ma- 

 nière lentement pro- 

 gressive l'intensité du 

 spectre en faisant va- 

 rier l'ouverture de 

 l'écran. On peut dé- 

 montrer que l'inten- 

 sité du spectre ou de 

 chacune de ses par- 

 ties est proportion- 

 nelle à la surface de 

 l'ouverture de l'é- 

 cran. L'ouverture de 



l'écran est un carré, „ - , , _ 



, , j ..■ Fig. 1. — Speclroscope modifié. — L, collimateur; L', lentille con- j- „ » • p -i 



la longueur du cote ?ergente;PP', prismes; D, écran; B', boulon à crémaillère; AH. dium, très facile a 



est indiquée en de- spectre. obtenir, avec la ligne 



La position des 

 raies de Frauenhôfer 

 est préalablement dé- 

 terminée à la lumière 

 solaire et marquée au 

 crayon sur le verre 

 dépoli. De la sorte, on 

 pourra toujours ex- 

 plorer les parties du 

 spectre qui corres- 

 pondent à ces raies, 

 même avec un spec- 

 tre continu tel que 

 celui qu'on obtient 

 avec les sources de 

 lumière artificielles. 

 Ilsuffira defairecoïn- 

 cider la ligne du so- 



mi-millimètres sur 



une règle d'ivoire dont les valeurs seront élevées au 

 carré pour donner la surface de l'ouverture. Mais 

 cela n'est vi'ai que si la fente du collimateur laisse 

 passer des rayons qui éclairent uniformément 

 toute la surface de la lentille. C'est le cas où le 

 spectre est obtenu à l'aide d'une source lumineuse 

 placée près de la fente, ou d'un miroir réfléchis- 

 sant la lumière des nuages. 11 n'en est plus ainsi 

 lorsque les rayons solaires tombent directement 

 sur la fente; la lentille ne reçoit et n'émet alors 

 qu'un mince faisceau de rayons parallèles et l'in- 

 tensité du spectre n'est plus proportionnelle à la 

 surface de l'ouverture de l'écran. Si l'on veut uti- 

 liser la lumière solaire directe, il faut disposer au- 

 devant du miroir de l'héliostat une lentille à court 

 foyer et placer la fente du collimateur au foyer de 

 cette lentille. On peut encore placer près du foyer 

 de la lentille un verre dépoli qui disperse les 

 rayons, et utiliser comme source lumineuse la 



D du verre dépoli. 

 Du reste, comme le jaune pur, qui correspond à la 

 ligne D, est très condensé dans le speclre, avec un 

 peu d'habitude on arrive facilement, à l'aide de la 

 fente de l'écran, à reconnaître la position de la 

 raie D dans un spectre continu, sans qu'il soit 

 nécessaire d'avoir recours au sodium. 



L'écran porte sur son bord supérieur, dans le 

 prolongement de la fente, une aiguille que l'on 

 fait coïncider avec les raies du verre dépoli et qui 

 permet d'amener immédiatement la fente sur la 

 partie du spectre que l'on veut étudier, sans qu'il 

 soit nécessaire de voir le spectre. 



L'exploration du speclre, avons-nous dit, devra 

 se faire dans deux conditions différentes : à la 

 lumière du jour, c'est-à-dire lorsque l'œil est im- 

 pressionné par la lumière ambiante, et dans l'obs- 

 curité. 



Dans le premier cas, il faut éviter, autant que 

 possible, que le verre dépoli, où se peint le spectre, 



