838 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



§ 2. — Physique 



De remploi des bobines de Itubinkorf en 

 eiidodiascopie. — Jusqu'à ce jour, l'opinioji géné- 

 rale des physiciens et des médecins était que les lubes- 

 sondes employés par le D"' Bouchacourt comme méthode 

 d'exploration du petit bassin, du crâne, etc., ne pou- 

 vaient être actionnés que par la machine statique uni- 

 polaire. Les arguments en faveur de cette conclusion 

 ne manquaient pas : déjà, les machines statiques bipo- 

 laires perdent 50 °/o au moins de leur rendement quand 

 on met l'un de leurs pôles au sol, condition essentielle 

 de l'endodiascopie. Quant aux bobines, elles ne peuvent 

 supporter impunément la mise au sol de l'un de leurs 

 pôles, l'isolement intérieur ne résistant pas à la diiïé- 

 rence de tension qui se porte tout entière au pôle con- 

 servé. (Mascart : Traité d'Electricité.) 



J'ai, depuis le mois de mars de cette année, tourné 

 cette dernière difficulté en mettant séparément au sol 

 les deux pôles de la bobine; j'intercale sur chaque cir- 

 cuit un régulateur de résistance, qui respecte la loi des 

 tensions intérieures résultant du cloisomiemeiit de Pog- 

 gendorf; puis, je règle le primaire de façon à avoir la 

 décharge d'induction qui m'est nécessaire. Plaçant alor» 

 l'ampoule de Crookes sur celui des circuits qui con- 

 vient, j'en assure le fonctionnement sans aucune sensa- 

 tion extérieure des actions électriques enjeu. 



Mais il y a une réaction au primaire qui interdit de 

 toucher soit à l'interrupteur, soit au commutateur, soit 

 même au sujet porteur du tube-sonde; telle est la rai- 

 son qui m'a éloigné pendant plusieurs mois du résultat 

 cherché." 



Cependant, partageant l'opinion du D'' Bouchacourt, 

 qui se plaignait du manque d'intensité des phénomènes 

 produits par la machine statique, d'ailleurs sensible 

 aux variations atmosphériques dans une assez grande 

 proportion, j'eus l'occasion de reprendre mes recher- 

 ches sur la bobine de Ruhmkorf le 1='' septembre der- 

 nier. C'est alors qiie je fus conduit à mettre au sol le 

 courant primaire actionnant la bobine : toute réaction 

 disparut et le fonctionnement des tubes à vide de 

 Crookes est ainsi assuré sans aucune sensation pour le 

 sujet, l'opérateur et les assistants. 



Lors de la construction du port de Cherbourg, on 

 sait que Ruhmkorf lui-même a mis à la terre l'un des 

 }ôles de la bobine pour faire éclater une mine sans fil 

 de retour. Dans l'emploi médical de la machine statique 

 Carré, les médecins, et notamment le Di" Boudet, de 

 Paris, depuis plus de vingt ans, enlèvent le collecteur 

 et mettent à la terre le pôle positif, dont la production 

 d'ailleurs est très faible. Dans la télégraphie sans -fll, 

 M. Ducretet met à la terre un pôle de sa puissante bo- 

 bine et n'éprouve aucune sensation en touchant ce pôle. 



En elle-même, la mise au sol de l'un des pôles des 

 appareils générateurs d'électricité est ancienne; elle est 

 courante. Mais ce qui, de l'avis de nombreux physi- 

 ciens et médecins, esl absolument yiouveau, c'est l'emploi 

 du régulateur de résistance mettant les deux pôles de la 

 bobine séparément à la terre, et la connexion au sol 

 (/(( pr/mrtirp, indispensable pour obtenir l'innocuité par- 

 faite. 11 faut ajouter que le sujet, l'opérateur, les aides, 

 tous doivent être parfaitement mis au sol, mais cette 

 condition est la seule à remplir; elle assure, comme on 

 le verra, un fonctionnement parfait avec une bobine 

 de 0'",50 d'étincelle actionnée par le secteur à HO volts. 



Dès que mes recherches de physique pure furent 

 achevées, j'en fis part au D"' Bouchacourt, et les expé- 

 riences que nous reprîmes en commun, au point de vue 

 de l'application à en faire à l'excitation des tubes-sondes 

 sur le vivant, non seulement confirmèrent nos ])révi- 

 sions par le succès complet, mais nous donnèrent une 

 extension très grande de l'examen du bassin primitive- 

 ment prévu. L'emploi de l'induction dynamique pou- 

 vant se faire, toutes choses égales, par des courants de 

 sens contraire, les tubes-sondes peuvent, par un simple 

 renversement des électrodes intérieures, diriger le fais- 

 ceau de rayons X qu'ils produisent dans deux direc- 



tions fort différentes, ce que la machine statique unipo- 

 laire ne permet pas. 



Mes recherches personnelles et nos premières expé- 

 riences avec le D'' Bouchacourt ont été réalisées avec 

 une bobine construite par Guénet, actionnée par quatre 

 accumulateurs Julien et donnant 16 à 18 centimètres 

 d'étincelle entre conducteurs; c'est-à-dire 8 à 9 centi- 

 mètres sur chaque circuit. 



Je repris ensuite l'élude de physique sur de hautes 

 intensités, en collalHualinn ;ivec le D'' Fovenu de Cour- 

 melles, que la queshon lui/ 1 1 -^sait ieaucoup en raison 

 de ses travaux ant'iii'uis sur le même sujet. Nous 

 eûmes ainsi à notre disposilinn son installation radio- 

 graphique comportant une grande bobine de Hadiguet 

 donnant uO centimètres d'étincelle, actionnée par le 

 secteur Edison à 110 volts. Le D' Foveau de Courmelles 

 contrôla lui-même, dès le milieu d'octobre, les résultats 

 obtenus; puis, nous opérâmes de nouveau, le D' Foveau 

 de Courmelles, le D' Bouchacourt et moi, en employant 

 la bobine de 50 centimètres actionnée par le secteur, sur 

 un sujet vivant. Ici, aucune précaution n'est à prendre ; 

 car, comme l'a fait remarquer le D'' Foveau de Cour- 

 melles, le courant du secteur Edison étant mis à la terre 

 en un point du circuit (pôle intermédiaire des dynamos), 

 cette condition essentielle est d'elle-même réalisée. Des 

 expériences répétées ne laissent aucun doute sur la 

 perfection complète du mode opératoire au point de 

 vue électrique. 



L'absence de sensations, quelle que soit l'intensité em- 

 ployée, a été établie par une expérience du D' Foveau 

 de Courmelles, qui a monté avec un pôle à la terre une 

 ampoule, qu'il emploie habituellement, supportant toute 

 la décharge de sa bobine, soit 2S centimètres sur le cir- 

 cuit qui la traversait; parfaitement éclairée, cette am- 

 poule était impunément touchée et tenue à la main par 

 les assistants. 



La méthode endodiascopique du û' Bouchacourt avait 

 déjà fait un pas décisif par l'emploi de la gaine ano- 

 dique formant sonde antiseptique, sans crainte de 

 rupture. M. Bouchacourt se plaignait constamment de 

 ne pas disposer d'une intcnsili' suflisante; à vrai dh'e, 

 celle-ci peut être obtenue, iiLii'-à i\w\ prix? L'ampoule à 

 vide se détériore avec une lapidilc- ixtraordinaire ; bien 

 qu'elle ne chauffe pas, elle rond des gaz en telle quan- 

 tité que trente à soixante minutes d'emploi la mettent 

 hors d'usage. Nous l'avons malheureusement constaté sur 

 tous les modèles construits par M. Bouchacourt, sur 

 ses indications, aussi bien que sur ceux, au nombre de 

 trois, que nous avons eus à employer. Pendant trois 

 mois, nous cherchâmes en vain, dans le système de 

 montage , dans l'ouverture donnant passage aux 

 rayons X, dans l'inclinaison de l'anode, etc., la cause 

 perturbatrice. 



Je fus frappé, en répétant certaines expériences, de 

 la modification profonde que subit la nature de l'étin- 

 celle statique ou d'induction quand, au lieu de la tir. r 

 entre les conducteurs de la machine, on l'excite, tontes 

 choses égales, entre wi conducteur cl le sul. Je domierai 

 ailleurs l'analyse complète du phénomène; ici je dirai 

 seulement que la modification est tellement profonde 

 qu'un tube à vide de Crookes, donnant un fonctionne- 

 ment parfait entre les conducteurs, est absolument 

 décentré, déréglé dans samai'che, par la mise à la terre 

 de l'un de ses pôles : le faisceau cathodique s'étale, 

 déborde l'anode, frappe Je verre et donne lieu, non- 

 seulement au dégagement de gaz signalé plus haut, qui 

 met rapidement le tube hors d'usage, mais rend les 

 images peu nettes par suite de la multiplicité des 

 foyers d'émission des rayons X. 



J'ai entièrement mis à jour les causes assez nom- 

 breuses de ces perturbations et j'ai employé un tube 

 de Crookes, dans la construction duquel toutes les 

 causes de perturbation, sauf une, soal éliminées. J'ai mis 

 le tube en marche, j'ai fait constater l'étalement du 

 faisceau cathodique ; puis, réalisant un phénomène 

 simple, j'ai établi tant sur le tube même qu'à l'écran 

 fluorescent, la remise en marche réguUère, se tradui- 



