460) F. SCHRADER — LE LEVÉ ET LE TRACÉ AUTOMATIQUES DES FORMES DU TERRAIN 



modification aussi légère iiour que toutes les nota- 

 tions, les calculs d'angles, l'emploi des tables de 

 logarithmes, les lectures, les transcriptions et les 

 constructions se trouvent remplacés par ce simple 

 rapport établi entre le point de départ et le point 

 d'arrivée, entre l'énoncé du problème et la solution 

 finale. 



Un regard jeté sur la figure qui accompagne ces 

 lignes suffira maintenant au lecteur pour saisir 

 le fonctionnement et la construction du tachéogra- 

 phe. La lunette LL' dirigée parallèlement à l'hy- 

 poténuse, les deux côtés, vertical et horizontal, du 

 triangle rectangle, avec leurs échelles respec- 

 tives V et IIH permettant la lecture directe, le 

 porte-crayon T i>lacé derrière l'intersection de ces 

 deux règles à angle 

 droit n'ont pas be- 

 soin d'explication. 

 Il ressort égale- 

 ment de l'examen 

 de la ligure que 

 l'ensemble de 'ces 

 organes peut se 

 déplacer autour 

 d'un axe vertical 

 central A, en de- 

 meurant toujours 

 dans un plan ver- 

 tical commun. De- 

 vant la lunette se 

 profile la règle hy- 

 poténuse qui porte 

 la came C, dont le 

 mouvement règle 

 l'écartement des 

 fils du réticule 

 placé dans le |)lan 

 focal de la lunelle. 



Quant à hi ma- 

 nœuvre, elle est 

 des plus simples : 



Après avoir amené la lunelle dans la direction de 

 l'objet visé, on se sert du large bouton B figuré le 

 long de la règle horizon la le pour amener cette 

 règle et, |jar suite, les autres parties iiiubilc^ di' 

 l'instrument jusqu'au point où se produit l'inter- 

 section des voyants de la mire par les fils du réti- 

 cule. L'opération est terminée; la différence de 

 niveau est indiquée sur l'échelle verticale, le 

 crayon peut marquer sur une feuille de papier ou 

 de métal tendue sur le ])laleau P la distance et la 

 direction du point; la dislaiirc de ce point, réduite à 

 l'horizon ta h', peu! (''galenuMil si' lire, si on le désire, 

 sur réclielle hi)riz(uilali' ; le Icvi- chifFré l'I gra- 

 phique est donc obtenu daus les conditions énon- 

 cées plus haut. Ajoutons qu'une division circulaire 



Fif,'- 1- — Tachéoqraplie nu apjiareil pour le levé et le tracé aittomalùjiies 

 des formes du terrain. — A, pivot à axe veiiical supportant les parties 

 mobiles de l'instnmient; 1>, plateau circulaire tiorizontal divisé en grades 

 sur sa circonférence et destiné à recevoir la feuille de papier ou de 

 métal où se fait l'inscription graphique des points visés au moyen de 

 traceur TT'; LL'. lunette; C, came réglant l'écartement variable des fils 

 du réticule placé dans le champ focal de la lunette L; V, échelle ver- 

 ticale des hauteurs; IIH, échelle horizontale des distances ; 15, bouton 

 moteur destiné à amener les fils verticaux du réticule en coïncidence 

 avec les voyants de la mire placée sur le point à déterminer; RR', 

 via de rappel. 



du plateau et un limbe vertical, visible dans la 

 figure au-dessus de la lunelle, donnent les me- 

 sures d'angles à une minute centésimale près, et 

 permettent ainsi, en cas de besoin, de recourir à 

 des triangulations de vérification ou de contrôle. 

 Quant à la portée de l'instrument, elle varie 

 naturellement avec la mire employée et l'échelle 

 adoptée. La dimension du plateau permet, à 

 l'échelle du 1/1000, de tracer les point contenus 

 dans un cercle de 240 mètres de diamètre. En dou- 

 blant la longueur de la mire, on diminuera 

 l'échelle de moitié et on peut opérer avec tracé sur 

 une distance double et une surface quadruple, et 

 ainsi de suite, sans autre limite que les convenances 

 du travail à opérer. 



III 



Il est inutile de 

 parler de la rapi- 

 dité d'une opéra- 

 lion qui est, pour 

 ainsi dire, instan- 

 tanée. Quant à la 

 précision obtenue, 

 elle atteint cou- 

 ramment une ap- 

 proximation de 

 O",0opourl00mè- 

 tres dans le tracé 

 des distances, soit 

 à 1/1000, une pré- 

 cision de 0'",00003 

 dans la situation 

 du point tracé. 11 

 convient d'ajouter 

 quecetteprécision 

 n'est pas nomi- 

 nale, mais réelle, 

 puis(iur le tracé, 

 strictement auto- 

 matit|ue, élimine 

 toutes les inexactitudes de construction. 



Quant à la précision des mesures lues, elle peut 

 devenir beaucoup plus grande, par la réitération 

 des lectures, très simple et très rapide. Avec deux 

 ou trois lectures, on arrive rai)idement à une 

 approximation de 0™,02 pour 100 mètres. On doit 

 même la dépasser. 



Le dessin topographique se complète sur le ter- 

 rain même, après achèvement du travail de visée 

 et de tracé, aucune opéraliiui ulliu'ieui'c n'étant 

 nécessaire. 



La déteriuiualion aulomaliqiie de courbes de 

 niveau successives peut être obtenue d'un même 

 centre de station sans autre opération que la visée 

 directe, les points caractéristiques de ces courbes 



