10» ANNÉE 



N" 13 



1.J JUILLET 1399 



REVUE GÉNÉRALE 



DES SCIENCES 



PURES ET APPLIQUÉES 



DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



§ 1. — Physique 



Le repérage fies raies eu JSpectroscopie. — 



On sait que, dans les spectroscopes, les posilions des 

 mêmes raies obser- 

 vées sur l'échelle nii- 

 crométrique diffè- 

 rent avec l'inslru- 

 ment employé, et 

 exigent, pourlacom- 

 parabilité des mesu- 

 res, d'être ramenées 

 à une même unité, 

 qui est la lon;.'ueur 

 d'onde. Chaque spec- 

 Iroscope doit donc 

 être étalonné par la 

 construction d'une 

 courbe ou d'une 

 table numérique, 

 établie au moyen 

 de raies di'^jà con- 

 nues, et permettant 



a transformation en 



ongueurs d'onde 

 des lectures faites 

 sur l'appareil. 



Si, d'autre part, 

 on veut comparer 

 rapidement l'aspect 

 général d'un spectre 

 avec les planches 

 d'un atlas, on ne 

 trouve pas de cor- 

 respondance entre 

 l'échelle de la figure 

 et celle de l'appa- 

 reil. 



M. A. de Gramont 

 a cherché il rendre 

 réalisable à volonté 



cette co ncidence entre des planches données dans 

 un ouvrage et les lectures directes faites dans l'ins- 



RF.VUF. GÉNÉRALE DES SCIENCES. 1899. 



Fig.l. — Scliéma (lu nouveau speclroscope de M. de Giamonl. — P, 

 prisme en fUnt. mobile autour de son arête; ses déplacements sont 

 lus sur la division D: F, fente du collimateur, recouverte d'une plaque 

 de quartz O; C, crémaillère de l'oculaire de la lunette d'observation; 

 V, V, volets permettant d'isoler, dans le champ, une partie du spectre; 

 M, division niicrométrique éclairée à travers une glace dépolie G. et 

 solidaire du tube T,„, conimanJé par la crémaillère C,„; L, lentille iixe 

 dans le tube T; Lj, lentille mobile avec le tube T,, commandé par la 

 crémaillère C,. 



trument ordinaire à un prisme en flint, en établissant 



rapidement dans le champ l'échelle adoptée. Il fallait, 



pour cela, faire varier deux termes de l'observation : 



1° L'échelle microniétrique, c'est-à-dire l'équidis- 



tance de deux des 

 traits consécutifs qui 

 la composent; 



2" La dispersion 

 apparente, c'est-à- 

 dire les rappoi ts en- 

 tre les distances an- 

 gulaires des dillV'- 

 rentes parties du 

 spectre. 



M. de Gramont y 

 est arrivé au moyen 

 du dispositif dont la 

 figure 1 représente 

 le schéma. 



L'échelle micro- 

 métrique ordinaire 

 M, destinée à être 

 réfléchie dans le 

 champ de l'oculaire 

 0. est mise au foyer 

 de deux lentilles L 

 et L,,plau-convexes, 

 les parties bombées 

 à l'intérieur, de dis- 

 tance réciproque va- 

 riable depuis le con- 

 tact jusqu'à près de 

 !j centimètres, et 

 fonctionnant ainsi 

 comme un seul ob- 

 jectif à foyer varia- 

 ble. 



Cetécartementdes 

 lentilles estréglé par 

 le bouton de cré- 

 maillère C, et lu en 

 divisions tracées sur le tirage. A chaque valeur du 

 foyer variable du système LL, correspondent un gros 



13 



