A. HANSKY — LA MESURE D'UN ARC DE MÉRIDIEN AU SPITZBERG 



11 GO 



grâce aux fils en méUil Guillaume (alliage d'acier- 

 nickel, doat le coelTicient de dilatalion est très 

 petiU, elles sont devenues plus faciles, plus pré- 

 cises et beaucoup plus r.ipides. 



L'appareil primitif de. liiderine consiste en fils de 

 2-4 ou 25 mètres de longueur et de 1,7 millimètres 

 d'épaisseur. Ces fils se terminent par deux petites 

 règles divisées en millimètres. Deux dynamomètres 

 servent pour tendre les fils aven une force voulue 

 et constante. Les mesures de la base avec cet appa- 

 reil se font delà manière suivante : le long de la 



pour déterminer la température des lils d'après la 

 dilVérence de leur longueur: mais, maintenant, par 

 l'emploi des lils en alliage Guillaume, la correction 

 de température est devenue si petite qu'elle est 

 généralement négligeable; il en résulte, on le con- 

 çoit aisément, une énorme simplification dans les 

 opérations. La permanence de longueur des fils 

 employés au Spitzberg s'est aussi montrée par- 

 faite. 



La mesure d'une base de 6 kilomètres de lon- 

 gueur à l'aide des appareils anciens (règles en fer, 



I 



Fj^>. 3. _ \r/i.//r.s Filial, eniIroH oii l'on luesuro la hasf l'us 



base, on pose en ligne droite des trépieds spéciaux, 

 qui ont de petites tètes, sur lesquelles sont gravés 

 les traits fins. La distance entre ces trépieds doit 

 être approximativement égale à la longueur des 

 fils, c'est-à-dire à 24 ou 25 mètres. .\vec les fils on 

 mesure exactement l'intervalle entre les traits sur 

 deux trépieds voisins. Les fils sont tendus avec une 

 force de 10 kilogs des deux côtés. 



Un observateur tient le zéro de sa règle sur le 

 trait, et l'autre fait au même moment la lecture de 

 la position du trait sur sa règle. On répète ces 

 lectures quatre fois avec deux fils difTérents. 



Dans les mesures anciennes, on se servait suc- 

 cessivement de fils de deux métaux (acier et laiton) 



en laiton ou en acier) aurait demandé au moins 

 quinze jours, tandis que tout notre travail fut ter- 

 miné en quatre jours, grâce à l'emploi de l'appareil 

 de Jaderine modifié par le remplacement des fils. 

 Avant et après la mesure de la base, on étalonne 

 les fils sur une base spéciale, mesurée elle-même 

 à l'aide des règles métalliques. Nous avons employé 

 dans ce but l'appareil de Struve. 



Nous travaillions ordinairement la nuit, depuis 

 8 heures du soir jusqu'à 3- ou i heures du matin ; 

 c'est le meilleur temps au Spit/.berg. parce que le 

 Soleil, quoique très brillant, n'échauffe cependant 

 pas les fils. Les conditions du terrain pour ces me- 

 sures furent quelquefois peu favorables : les obser- 



