ACADHIVUKS HT SOCIKTKS SAVANTHS 



193 



SOC.IKTK l'IiANC.AlSK DK l'IlYSlQUK 



Séance du 19 Fcviifr IDlô 



M. Maurice Hamy th'cril un ilisposilif, lunisiniit 

 d'diirrs ses itijifuliiins par M. Juhiii, /jermclliiiil d'ohle- 

 iiir fiicilcnii'nl tes radiations darc des solides eondue- 

 lears en faisant emploi de eouranl alternatif. I);ms <-el 

 ,i|i|),ii'iil, la source rayoïinaulc est conslituKr par les 

 (Hincclles de rupture du coutact di' deux éleelrodes, 

 dont l'une est liée à un moteur éle<tri(|ue et l'autre (ixéi- 

 à l'estréniilé d'un levier mobile autour d'un axe. La 

 touelie di'S électrodes, pendant la marilie, doit se réduire 

 à un simple frôlcuu'nt. Elle est réf;lal)le au moyen de 

 vis. I,a pression modérée déterminant leur frottement 

 est assurée par un eontrepoids. Un amortisseur à eau, 

 en liaison avec le levier, a d'ailleurs pour ellet <le réj;u- 

 lariserle fonctionnement de rap|)areil. Kn cas d'emploi 

 d'un moteur syiiolirone, l'émission lumineuse oITre 

 l'apparence d'une Harame continue. Mais ce genre de 

 moteiu' n(^ démarrant pas le lui-même, l'auteur a pré- 

 féré faire usage d'un [)etit moteur à cage d'écureuil dont 

 la mise en marche est automatique. Le rotor île ce 

 moteur n'étant pas accroché au cliami) inducteur, la 

 phase du courant change légèrement entre deux con- 

 tacts successifs des électrodes, en sorte que l'aie suhit 

 des variations périodiques d'intensité. II s'allume et 

 s'éteint di' trente à quarante fois par minute, suivant 

 le moteur. Il n'en résulte aucun inconvénient, au point 

 de vue spectroscopiipie. Le nondire de llammes, émises 

 pendant la durée de la pose, sert même à évaluer 

 l'impression photographique. M. llaniy a vérilié que les 

 radiations engendiées par cet api)areil. pour le fer, sont 

 les mêmes <|ue celles de l'arc continu ordinaire. Les 

 étalons secondaircsde Fabry et Buisson sont identiques, 

 dans les deux cas, au point de vue de la simplicité opti- 

 que. L'olijel principal que l'auteur a cherché à atteindre, 

 en réalisant ce dispositif, était d'obtenir des spectres 

 pl]cilogra[)hiqMes du fer, présentant un aspect tou,jours 

 idenliipie, même à des dates très dilTérentes. 11 a trouvé, 

 avec M. Milloihau, qui* ce desideratum est obtenu, dans 

 les limites de ^ariations du Secteur de la rive gauche 

 (i)5 volts à i3o volts), en calculant le temps de pose T 

 par la formule T := k V"', Vêlant le voltage aux bornes 

 du secteur et /■ une constante dépendant des conditions 

 expérimentales et de la résistance intercalée dans le 

 circuit de l'arc (6 ohms dans ses expériences). L'appareil 

 de M. Hamy peut d'ailleurs être monté pour utiliser le 

 courantcontinu. — M. FoveaudeCourmelles: Détermi- 

 nation de la position des projectiles dans le corps lia- 

 main par la radioscopie. On peut déterminer de suite à 



lie- 1. 



l'écran fluorescent avec une grande approximation la 

 position du corps étranger dans l'organisme; réaliser 

 cette nécessité de guerre est très utile, surtout sur le 

 front des armées ; un lluoroscope qui met l'observateur 



dans l'obscurité permet des observations rapides. On 

 peut, comme M. l'rancis llernamanJoiinson, diaphrag- 

 mer le corps étranger et l'irneercler d'un anneau inélal- 

 li<|ue de I}' '" de diamètre (ixé il une tige de bois; on 

 marqiu; alors le point correspondant sur la peau au 

 icnlre de l'anneau; plaçant ensuite l'anneau en arrière, 

 on détermine un aiitri^ point mar(|ué de même; les trois 

 points SI' trouvent sur la même verticale. On opère l'iisuile 

 il angle droit et niar(]ue sur la peau diMix autres |iojiits 

 d'une même verti(-ale per])endi(ulaire à la première. On 

 porte sur le papier (Utî- ') '" ligure A, <;, H, O, où la 

 mesure directe sur le membre de A, (), lî donne sur le 

 papier une llèclie mesurable C O, indiquant en le point 

 d'incision : G O est l.i profondeur du projectile. Le 

 point D sert à lixer le chirurgien, son incision faite en 

 O, sur la perpendieularité à suivre. Kn opérant cl'unc 

 façon 1res analogue, j'ai rendu la méthode générale et 

 plus rapide, tout en supprim.inl la nécessité de dia- 

 phragmer, opération souvent longiu- fjour les cor])S de 

 pelit volume. Uemplaçant mon index primilif marquant 

 sur la |)eau la place du corps étranger, j'ai iloiiblé l'ap- 

 pareil anglais, c'est-à-dire pris deux .-inneaux lixés sur 

 lieux plaiicheltes évidées à cet ellet (lig. 2); le tout est 



recouvert d'étoffe alin d'éviter au patient la sensation 

 lie froid, et par suite des mouvements intem[iestifs; 

 l'anneau n'est ainsi visible qu'à l'écran. On regarde le 

 corps étranger, railioscopiquement, puis on l'entoure, 

 en avant et en arriére en même temps, de chacun des 

 anneaux, où un trou au centre laisse entnr le cr.^yon 

 de nitrate d'argent ou dermographique devant marquer 

 les deux points nécessaires sur la peau, où un petit 

 déclic marque ce centreà l'aniline; on opère de même, 

 à angle droit, ou non, niais toujours en se plaçant de 

 façon à avoir deux faces parallèles du segment de mem- 

 bre considéré. On forme ainsi des triangles semblables 

 (lig. 3) donnant : 



EG (ou x) _ AB 

 (Tf ~CÏÏ 



ou encore 



EG-I-GF AB + CD 



EG 



AB 



EG -(- GF est égal à c, l'épaisseur du corps, pris avec 

 un compas d'épaisseur au milieu des distances AB et 

 CU; la plus courte de ces distances, soit AB, est la plus 

 rapprochée du corps étranger; son milieu, ou E, sera le 

 point d'incision, et F, son antipode, un point de repère 

 pour l'operateur. On a donc enûn : 



