J. VICHNIAK. — I.'ELECTRICITK KT LES MINES SOUS-MAKINES 



303 



présentent rien de pailiculier, sauf les ohniiiir- 

 tres qui donnent les valeurs tlireclenieiit eu 

 ohms, ce qui est très inijjortanl dans la piatlcjuc, 

 car le manque de temps ne permet pas de faire 

 les calculs. Les ohuiinètres sont constiuils selon 

 le principe de Deprez-d'Arsonval. Ils sont munis 

 chacun d'une petite batterie. On a pour ces appa- 

 reils : 



\[..s.n.i. = K« (1), 



où H est la valeur du champ magnétique, 

 s — la surface d'une spire, 

 n — le nombre de spii'es, 

 / — l'intensilé du courant dans les spires, 

 K — la constante de l'appareil, 

 a. — -le nombre de divisions. 



Introduisons dans la formule (1) 



t' , 



/ =: -1 et nous aurons: 

 /■ 



ll.v./(. - ;= K«, d'où 



/■ 



li.s.n.e 1 



s et n sont constants, Il et e sont variables. 



Mais, pratiquement, on peut parvenir à rendre 

 leur produit H.e constant en employent un shunt 

 magnétique. Lorsqu'on augmente e, on introduit 

 en même temps entre les pôles de l'aimant une 

 pièce de fer où passera une partie du flux. Quand 

 on diminue e, on procède inversement. 



En pratique, ce mode de réglage ne présente 

 aucune difïiculté : à l'aide d'une clef, on met 

 l'appareil en court-circuit avec lui-même ; puis 

 on place l'aiguille au zéro, en tournant une fiche 

 reliée au shunt. Mettant ensuite la résistance à 

 mesurer en série avec les spires de l'appareil, on 

 procède à la lecture. On peut ainsi obtenir Ile 

 constant ; nous pouvons donc poser : 



H.s./i.e 



K 



= C 



On a alors définitivement 



= L. -,i ce qui 



démontre que l'angle de déviation est inverse- 

 ment proportionnel à la résistance. 



L'appareil est très commode dans son manie- 

 ment portatif, ne nécessite pas d'installation 

 liorizontale, ne craint pas la présence du fer, etc. 



V. - 1. 



ES APPAIlEri.S l)i; LA STATION 



Comme nous l'avons déjà indiqué, les appareils 

 de la station servent aux explosions : automati- 

 que et par observation. 



Les appareils pour l'explosion automatique 

 sont destinés à : 



ti) la réception d'un signal acoustique, donné 

 au moment où le bateau heurte une mine ' : 



l/) la mise automatique en circuit d'une forte 

 batterie (batterie de combat), dans le cas où le 

 bateau serait ennetni ; 



c) la mesure exacte de la résistance des con- 

 ducteurs et de l'isolement des câbles ; 



(f) l'indication du num(M-o de la mine explosée: 



e) la communication téléphonique avec les 

 bateaux se trouvant en mer; 



f) la détermination des caractéristiques de la 

 batterie de combat. 



Pour résoudre tous ces problèmes, il est indis- 

 pensable d'avoir un grand nombre d'apj)areils. 



Par conséquent, la table minière est très com- 

 pliquée et nécessite une grande expérience. Sur 

 la figure 1 est présenté le schéma théorique des 

 connexions, où : 



A indique la borne de l'arrivée du courant; 



B l'attache de l'armature du câble ; 



C le tableau indicateur, calcule pour un cou- 

 rant un peu inférieur à celui qui fait exploser le 

 détonateur; 



D le commutateur ; 



E et F les deux paires de bornes ; 



G la batterie locale ; 



Il le galvanoscope ordinaire, muni de deux 

 ressorts isolés qui peuvent se mouvoir simulta- 

 nément dans le plan horizontal. Le contact entre 

 eux est produit par l'aiguille du galvanoscope 

 lorsque sa déviation atteint un angle déterminé ; 



S la batterie du relais ; 



K le relais, qui se compose d'un électro- 

 aimant dont les pôles 1 et 2 sont montrés sur la 

 figure par deux demi-cercles ; son armature 3 

 tourne autour d'un pivot fixe; la partie supé- 

 lieure de l'armature est attirée à gauche par le 

 ressort 5 et sa partie inférieure s'appuie sur le 

 levier 6, attiré à son tourpai- le ressort 7. Lors- 

 que l'armature se trouve dans la position indi 

 quée sur la figure, le levier 6 ne peut pas se dé- 

 placer malgré l'attraction exercée par le ressort 

 7, à cause d'une dent se trouvant sur l'armature. 

 En bas est située la vis S, sur laquelle vient s'ap- 

 puyer le levier lorsque l'armature change de po- 

 sition. Enfin, en haut il y a deux contacts qui 

 sont mis en court-circuit lorsque l'armature se 

 déplace à gauche: 



L la sonnette électrique avec sa batterie ; 



M l'interrupteur bipolaire ; 



N l'enregistreur du nombre de mises en cir- 

 cuit du courant de combat ; 



O la source du courant de combat. 



1 . Dans le but d'économiser les c:ibles, on met pour chaque 

 disti'ibution plusieurs mines en parallèle. 



