Ernest COUSTET. - LA TARIFICATION DR L'ÉLECTRICITÉ 



577 



(l'un mouvement d'horlogerie. Ces instruments, 

 assez compliqués et délicats, tendent d'ailleurs 

 à disparaîti'e, et l'on s'en tient aujourd'hui à peu 

 près exclusivement aux compteurs-moteurs, dont 

 la ligure 1 reproduit un des modèles les plus ré- 

 cents et les plus répandus. 



Le courant à mesurer traverse l'inducteur, 

 formé de deux bobines à gros fil. L'induit, bran- 

 ché en dérivation, est composé de bobines à fil 

 fin reliées à un collecteur en argent sur lequel 

 s'appuient deux balais argentés très souples. Le 

 circuit de l'induit comprend, en outre, une cer- 

 taine longueur de fil fin bobiné avec l'inducteur, 

 de manière à compenser l'effet des frottements 

 et à assurer le démarrage à faible débit. Le cou- 

 ple moteur est ainsi constamment proportionnel 

 au produit de l'intensité par la force électro- 

 motrice, et la vitesse de rotation est maintenue 

 proportionnelle à ce produit au moyen d'un dis- 

 que de Foucault en aluminium monté sur le 

 même arbre que l'induit et tournant entre les 

 pôles très rapprochés de deux aimants. 



L'arbre commande, par une vis sans fin, le 

 mouvement des aiguilles qui marquent, sur des 

 cadrans directement gradués en hectowattheures 

 et en fractions d'hectowattheure, la quantité 

 d'énergie consommée. 



Les constructeurs garantissent le démarrage 

 au 1/200 de la charge maximum, et un maximum 

 d'erreur de =b S'/q au 1/20 de cette charge. 



Ce compteur peut être utilisé aussi bien sur 

 les réseaux à courants alternatifs que sur ceux à 

 courant continu. Il résulte de la disposition rela- 

 tive de l'induit et des inducteurs que tout travail 

 retourné à la station est décompté automatique- 

 ment. Ainsi, dans le cas où l'on fait usage d'ac- 

 cumulateurs, s'il y a retour de courant, l'induit 

 marche à rebours, et le totalisateur démarque. 

 11 déduit de même, dans les distributions par 

 courants alternatifs, l'énergie restituée par suite 

 des différences de phases entre les courants et 

 les forces électromotrices sur les circuits à self- 

 induction. 



Le défaut du vvattheuremètre, c'est, outre son 

 prix d'achat relativement élevé, la consommation 

 d'électricité qui s'y effectue continuellement, 

 sans profit pour la station ni pour l'abonné. Les 

 bobines en dérivation absorbent nuit et jour une 

 quantité d'énergie qui n'est jamais inférieure à 

 2 ou .3 watts et qui atteint souvent 10 watts. Sup- 

 posons-la seulement de 5 watts, en moyenne. 

 Ceci représente une consommation de 120 watt- 

 heures par jour et de 438 hectowattheures par 

 an. Dans un secteur qui dessert 5.000 abonnés, 

 on arrive ainsi à un total annuel de 2.190.000 hec- 

 towattheures . L'énergie gaspillée de la sorte 



représente, au tarif de 10 centimes l'hectowatt- 

 heure, une recette de 219.000 francs. 



Chez les abonnés cjui n'utilisent le courantque 

 pour l'éclairage et qui reçoivent peu ou s'absen- 

 tent souvent, la consommation faite à vide par le 

 compteur représente parfois, au bout de l'année, 

 une somme supérieure à celle que l'instrument a 

 servi à enregistrer. Le cas se présente chez tout 

 abonné qui ne procure pas une recette moyenne 

 d'environ 44 francs, au tarif de fr. 10 l'hecto- 

 wattheure. 



III. — CoMPTEUnS DE QUANTITÉ 



Les inconvénients que nous venons de signa- 

 ler ont conduit les électriciens à remplacer, dans 

 beaucoup de petites installations, les compteurs 

 d'énergie par des compteurs de quantité ou am- 

 pèreheuremètres, qui sont plus simples, moins 

 coûteux, et ne consomment rien à vide. 



Evidemment, cette solution n'est pas applica- 

 ble partout. 11 faut y renoncer, notamment, dans 



Fig, 2. — Compteur de quantité. 



les distributions parcourants alternatifs alimen- 

 tant des moteurs, à cause des décalages qui dé- 

 terminent des écarts souvent considérables entre 

 la puissance apparente et la puissance réellement 

 fournie. Mais, dans les distributions par courants 

 continus, le voltage reste suffisamment constant 

 pour qu'on puisse considérer l'énergie dépensée 

 comme pratiquement proportionnelle au nombre 

 de coulombs absorbés. 



Le compteur de quantité a été réalisé de bien 

 des manières ; car, outre les dispositifs mécani- 

 ques appliqués aux compteurs d'énergie, divers 

 inventeurs y ont utilisé des phénomènes d'élec- 

 trolyse. C'est ainsi qu'Edison évaluait la consom- 

 mation en pesant des électrodes en zinc, \\'ater- 

 houseen totalisantsurun cadran les déplacements 

 verticaux d'une cloche à siphon recueillant les 



