578 



Ernest COUSTET. — LA TARIFICATION DE L'ÉLECTRICITÉ 



gaz dégagés d'un voltamètre, et Grassot en enre- 

 gistrant l'usure d'un fîl d'argent vertical dont la 

 pointe inférieure servait d'anode. Toutes ces 

 combinaisons sont, sans doute, très ingénieuses; 

 cependant, la tendance actuelle est à l'emploi 

 exclusif des compteurs-moteurs, comme pour 

 les wattheuremètres, dont les compteurs de 

 quantité se distinguent par la suppression du lil 

 en dérivation. 



La figure 2 représente un de ces instruments, 

 désigné sous le nom de compteur O'K. L'induit 

 tourne dans le champ très intense d'un aimant 

 permanent; il estbranché aux bornes d'un shunt 

 parcouru par le courant d'utilisation, et l'arbre 

 vertical qui le porte engrène par une vis sans fin 

 avec une série de rouages totalisateurs. 



En réalité, ce compteur n'enregistre que des 

 coulombs, des ampèreheures, et les chiJïres 

 marqués par les aiguilles devraient être multi- 

 pliés par la dilîérence de potentiel mesurée à 

 l'entrée de l'installation; cependant, comme cet 

 élément reste pratiquement invariable, un réglage 

 préalable de l'instrument permet de graduer 

 directement les cadrans en hectowattheuies. 

 Bien entendu, les indications ainsi recueillies ne 

 sont exactes que si le voltage ne s'écarte pas trop 

 de celui pour lequel le compteur a été établi. 



Comme le voltage normal décroît, sur les ré- 

 seaux étendus, à mesure que l'on s'éloigne du 

 centre de distribution, le compteur O'K peut 

 être muni d'un shunt magnétique, constitué par 

 une lame de fer plus ou moins rapprochée des 

 pôles magnétiques. Une échelle graduée indique 

 les positions à donner au shunt pour les diffé- 

 rentes valeurs de la tension. 



IV. — Compteurs horaires 



Dans les installations où le débit ne varie pas, 

 *oit que l'abonné ne dispose que d'une seule 

 lampe ou qu'il en ait plusieurs fonctionnant 

 toujours simultanément, il suflit de totaliser les 

 heures de consommation, à l'aide d'un des dispo- 

 sitif* suivants : 



1" Un mouvement d'horlogerie ordinaire, avec 

 ressort moteur quel'on remonte périodiquement, 

 chacjue mois par exemple, actionne les aiguilles 

 du totalisateur. L'échappement estenclenciié par 

 l'armature d'un électro-aimant branché dans le 

 circuit. Dès que le courant passe, l'attraction 

 de l'armature déclenche l'échappement, et l'hor- 

 loge marche tant que le circuit reste fermé. 



2" Le même mouvement d'horlogerie est en- 

 clenché et déclenché par l'interrupteur du cou- 

 rant, monté à cet effet sur le compteur même, 

 les deux appareils n'en faisant qu'un. 



3° Le mouvement d'horlogerie est actionné, 



non plus par un ressort, mais par le courant, ce 

 qui dispense des remontages périodiques, et ne 

 fonctionne par conséquent qu'à circuit fermé, 

 l'interrupteur étant alors, comme dans le premier 

 cas, indépendant du compteur. La figure ,3 mon- 

 tre un spécimen de cette dernière catégorie, 



Fig. 3, — Compteur horaire. 



construit pour courants alternatifs. C'est un 

 moteur d'induction à vitesse constante, constitué 

 par un disque de cuivre tournant dans l'entrefer 

 d'un électro-aimant. L'arrêt immédiat du moteur 

 est assuré par une lamelle de fer qui frotte sur le 

 disque, lorsque l'électro n'est pas excité. L'éner- 

 gie absorbée est d'environ 1 watt par 100 volts, à 

 la fréquence 50. 



Le compteur horaire est, sans contredit, celui 

 qui convient le mieux aux très petites installa- 

 tions, car tout autre appareil de mesure serait 

 trop cher, et la mensualité de sa location majo- 

 rerait beaucoup trop le prix de l'énergie con- 

 sommée. C'est uniquement par l'emploi de ces 

 modestes horloges, dont le prix est de 20 à 

 50 francs, que certaines stations parviennent à 

 recruter un grand nombre de petits abonnés. 



Lorsque l'installation comprend deux ou trois 

 groupes d'appareils, les appareils d'un même 

 groupe marchant toujours ensemble, on peut 

 employer un compteur horaire pour chaque 

 groupe. 



Enfin, les compteurs horaires servent parfois à 

 contrôlei' la durée de fonctionnement de certains 

 appareils, dans une installation importante dont 

 un compteur général enregistre la consommation 

 totale. C'est ainsi que. dans des liAtels, un comp- 

 teur horaire correspondant à chaque chandjre 



