648 



L. BRUNET. — RAYONS X ET STRUCTURE CRISTALLINE 



La chambre d'ionisation I (fig. 4) est isolée et 

 maintenue à un potentiel élevé. Son électrode 

 intérieure est reliée par un fll fin, protégé par 

 une enveloppe métallique, à lélectroscope à 



Fiji. i. — Spvctt uincii c a layvin X de Bra^g iCliche de .MM. Longnians. Green and Co). 



H, boîte contenant un tube à rayons X ; Sj, S.j, S.-j, fentCR ajustables ; C, cistal ; 

 cliambre d'iouisation ; E, boite renfermant l'éleclroscope ; M, miroir , K, clef de mise à la terre 



feuille d'or E, du type Wilson. La feuille d'or 

 est éclairée par réflexion au moyen d'un miroir M 

 et examinée à travers un microscope. Un fort 

 pinceau réfléchi fait mouvoir la feuille à raison 

 de 10 a 20 divisions par seconde. 



Dans le dispositif de Moseleyet Darw in ' (fig.."i), 



i 



^i !>- 



Fig. 5. — Spectronirlre à rayons X de MM . Mosehy 

 et Darwin. 



A, anticathode ; P, 0, fentes ; K, cristal ; D. ilétccteur ; 7(t, fenêtre de mira , 



r, écran en plomit ; 



' , </, X, Y, condensateurs, l'ol, potentiomètre; E, I'\ êlectromètres. 



les rayons \ produits par l'anticathode A traver- 

 sent les fentes P et Q et viennent se réfléchir sur 



1. Philosophical Magazine, «•séi-.. t. XXVI, p. 210-232 ; 19l:t. 



le cristal K qui les renvoie au détecteur D, formé 

 d'une boite métallique imperméable. Us pénè- 

 trent par une fenêtre de mica /;/, entourée d'un 

 écran en plomb /■, et tombent sous une incidence 

 presque rasante sur l'un des rou- 

 \cicles c de la boite; ce tiernier 

 forme, avec une plaque paral- 

 lèle of, le condensaleurde mesure 

 pour l'intensité du rayonnement 

 incident. Le condensateur X ^ 

 placé dans le tube du collimateur 

 sert a mesurer, par ionisation 

 également, l'intensité du rayon- 

 nement primaire ; dans ce but, il 

 est réuni à un électromètre par- 

 ticulier F, tandis que le détec- 

 teur est lié àl'électromètre E. Le 

 gaz employé dans le détecteur 

 est généralement l'hélium. 



Ce dispositif présente l'avan- 

 tage de déceler les variations 

 d'intensité qui peuvent se pro- 

 duire dans le faisceau primaire 

 au cours d'une expérience, et il 

 permet d'en tenir compte dans 

 l'appiéciation des résultats enre- 

 gistrés dans le détecteur; tandis 

 que l'appareil plus simple de 

 Bragg suppose que l'intensiti- du 

 faisceau incident est constante, 

 ce qui n'est ])as toujours le cas. 



Le spectromètre à rayons X peut être employé 

 de plusieurs façons différentes : 



Dans certains cas, on fixe le cristal dans une 

 position définie et on déplace très lentement la 

 chambre d'ionisation, en enregistrant le courant 

 dans chaque position successive. Soit S (fig. 6) 



la source et A B le cristal, et faisons mouvoir la 

 fente de la chambre d'ionisation le long de l'arc 

 C D. Tous les rayons réfléchis pai'aisscnl venir 

 de S', image de S par rapport à la ligne A B 

 (pour plus de simplicité, on suppose que la cou- 

 che réfléchissante est très mince, de sorte que S 

 peut être pris comme un point : en réalité, c'est 

 une ligne S' S", prolongeant la ligne S S'I. Les 



