714 



Jacques BOVER. — LA FAISKICATION DHIS AMPOULES IIADIOLOGIQUES 



calcule le rayon de courbure suivantla dimension 

 du tube, la masse et la forme, et selon le travail 

 qu'elle aura à fournir. Dans les tubes à miroir 

 anlicathodique en métal peu résistant (nickel ou 

 nickel platiné), on a tendance à faire converger 

 le faisceau cathodique pour obtenir un point 

 d'impact large, ce qui donne des épreuves radio- 

 graphiques lloues, puisque les r;iyons sont émis 



et soumis l'ensemble à un traitement thermique 

 dans un four à gaz, on comprime à la presse 

 hydraulique (fig. 1). L'adhérence des métaux 

 formant masse anticatjiodique devient parfaite; 

 on outre, celte compression, à grande puissance, 

 dans un gabarit spécial, communique au cuivre 

 une forte homogénéité. 



Une fois le métal comprimé et le miroir anti- 



Kiî<. 1. — ('amprfsston du miroir anticaihodi'jue de iun^stcne diiiis >:<iii nli't-ole de fttifri' 

 au moyen de ta presse hydraulirjue . 



d'un plus grand nombre de centres. Aussi, dans 

 les ampoules, on adopte maintenant des miioirs 

 en tungstène qui fond à très haute température 

 (3200°) et permet de centrer le faisceau en un 

 point d'impact tout à fait punctiforme. Toute- 

 fois le miroir de tungstène est enchâssé dans 

 une anticathode en cuivre rouge, qui, s'échauffant 

 en même temps que ce dernier, absorbe la cha- 

 leur et la transmet à un réservoir d'eau qui 

 l'élimine ensuite dans l'air. 



Cette anticathode se fabrique dans l'atelier de 

 mécanique. On sectionne une barre de cuivre en 

 morceaux de longueur convenable, dans lesquels 

 on ménage ensuite un logement pour le tungs- 

 tène. Après avoir placé le miroir dans son alvéole 



cathodique en tungstène ajusté et soudé, on 

 tourne la pièce pour lui donner le diamètre 

 voulu, puis on la perce dans le sens de sa profon- 

 deur, afin qu'elle puisse recevoirplus tard le tube 

 servant de fond au réservoir et on soude, sur son 

 épaulement, un collet de platine qui permettra 

 de la réunir ultérieurement au verre. On ajuste 

 alors le tube de cristal qui prolongera l'antica- 

 thode, on la polit, puis on la monte sur une élec- 

 trode dans laquelle on fait le vide afin de cons- 

 tater s'il n'y a aucune fuite soit à travers les 

 soudures, soit à travers l'a réunion du cristal au 

 platine. Après un essai de trois jours environ, on 

 confie cette pièce au magasin, où elle reste quel- 

 que temps avant son emploi, (^uant à la cathode 



