230 



PAUL CORBIN — LA STÉRÉOAUTOGRAMMÉTRIE 



mùtre stéréoscopique, puis bientôt pour celle du 

 sléréocomparateur que nous allons décrire sommai- 

 rement. 



IV. — Le Stéréocomparateur. 



L'appareil porte un cadre horizontal permettant 

 de disposer les deux clichés négatifs côte à côte, 

 dans un même plan. Ce cadre est muni de guidages 

 divers permettant : 



1» De faire tourner les clichés CC (fig. 1) dans 



Les réticules des microscopes sont remplacés 

 par les deux traits repères F et F' décrits précé- 

 demment. Dans les premiers appareils construits, 

 on avait maintenu le dispositif de la figure 7, 

 c'est-à-dire que le trait de droite était encore 

 mobile latéralement, à l'aide d'une vis micromé- 

 trique spéciale Y. Cette vis ne servait d'ailleurs 

 plus, comme on va le voir, que pour la détermi- 

 nation des distances des objets très voisins d'un 

 point déjà déterminé. 



L'ensemble du microscope binoculaire peut être 



l-iK. 



leur pian et autour de leur centre ;ce mouvement 

 ne sert qu'au réglage des plaques); 



2" De les di'placcr tous les deux latéralement et 

 simultanément à droite et ;\ gauche. 



Ce dernier déplacement est commandé par la 

 vis micrométrique D et est lu sur une échelle cor- 

 respondanle. 



En outre, limage de droite peut être déi)lacée 

 seule vers la droite ou vers la gauche, i\ l'aide 

 d'une vis micromrlriqiH^ spéciale P, et son dépla- 

 cemenl est lu .sur une deuxième échelle. 



Au-dessus du cadre porte-clichés est disposé un 

 microscope binoculaire [nuni du dispositif habi- 

 tuel de prismes h réflexion lolale, représenlé dans 

 le schéma de lu ligure 7 par les miroirs I, II, 



r. II'. 



rapproché ou éloigné du cadre porte-plaijues à 

 l'aide d'une vis micrométrique, de façon à per- 

 mettre la mise au point de l'image stéréoscopique. 

 En outre, les oculaires peuvent être adaptés à la 

 vue de l'opérateur, et les objectifs déplacés dans 

 la direction de leur axe, en vue de faire varier 

 le grossissenieni de quatre à huit fois. L'opérateur 

 embrasse ainsi dans le champ une petite fracticui 

 seulement de l'image stéréoscopique, mais avec un 

 relief qui |>eul èlre centuplé. 



Enfin, au lieu de dèplai-er en hauteur la paire 

 de clichés, par rapport au microscope, c'est à ce 

 dernier qu'on fait exéculer ce mouvement, à l'aide 

 de la vismicrométrique H, ce qui revient an même. 



Le dépiat'ement du repère de droite étudié pré- 

 cédenunenl esl aciuellement rem|dacè normale- 



