PAUL COKBIN — L.\ STËRÉOAUTOGRAMMÉTRlt: 



231 



ment [lar le JùplaL-fmciil du cliclié de ilroilc, à 

 l'aide de la vis P. 



Dans ee mouvement, il semblerait que l'image 

 sléréoscopifpie dût paraître se mouvoir, l'image du 

 repère de dislauce restant immobile dans l'espace : 

 il n'en est rien, et c'est au contraire le paysage 

 slérf^oscopique qui reste tixe pour l'observateur et 

 l'image du repère qui se déplace en profondeur. 

 On arrive donc aisément à faire toucher un point 

 donné du paysage stéréoscopique par le « repère 

 mobile », à l'aide du jeu de la vis P combiné avec 

 les deux mouvements d'ensemble (manivelles D et 



le déplacer dans le sens de la verlicale principale. 

 C'est ce mouvement <[ui permet à <'iiaque instant 

 de tenir compte de la diiïérence de niveau de la 

 station de droite par rapport à celle de gauche. 



Kn eirel, si les clichés sont simplement disposés 

 syméti'iquement l'un par ra|)|>ort à l'autre sni' le 

 compai'ateur, cette diiïérence de niveau se traduit 

 par un dédoublement de l'image du «repère idéal >, 

 qui rend tout pointé impossible. 



11 suffit de mano'uvrer celte vis pour faire dis- 

 paraître ce dédoublement avec une extrême préci- 

 sion. 



Fif.'. s. — Slcrooconiparali'iir de Pull'rieh, modèle D, pour plaques 9ll:icui. — C. clidié de gauche: C. cliché de di-oite; 

 !■:, épreuve positive de gauclie; u u' , oculaires du microscope l)iniicul;iii'e; 0', ol)jectifs du microscope binoculaire: 

 D, manivelle des directions: d. échelle des directions; P, vis des dislances et son tambour gradué: /j, échelle, des 

 distances: II. manivelle- des hauteurs; li, êctiidle des liauleurs: V, vis de réglage en tiauteur du cliché de droite: ce. 



cr.iyon traceur; MM', miroirs d'éclairage des clichés. 



\\)\ aussi, dans les modèles actuels, la vis Y est- 

 elle supiu'inK-e ; les repères sont simplement cons- 

 titués par des croix dont les (juatre branches por- 

 tent une graduation servant aux mesures de hau- 

 teur et de largeur des objets'. 



Signalons enfin un dispositif très important : 

 une vis micrométrique spéciale, montée sur le 

 cadre portant le cliché de droite, a pour objet de 



' Quant aux stéréocomparaleurs qui font partie d'un 

 stiréoautiigraphe. cette croix elle-même est supprimée et 

 tes deux mari|ues fi.xes F et I'' ont la forme représentée 

 sur la ligure 7. 



Un se rend d'ailleurs facilement compte que ce 

 mouvement a précisément pour résultat de ramener 

 les deux images d'un même point exactement sur 

 une 'même perpendiculaire à la verticale principale. 



On voit donc (|ue l'emploi des bases inclinées ne 

 présente aucune difficulté. L'expérience a d'ail- 

 leurs montré que cette inclinaison pouvait aller 

 jusqu';\ '2.")". 



La ligure S représente le dernier modèle de sté- 

 réocomparaleur du D' Pulfrich. pour plaques 

 G X 13. Le modèle pour plaques 13 X ^^ "'^n 

 diffère que par les dimensions. La légende indique 



