232 



PAUL CORBIN — LA STÊRÉOAUTOGRAMMETRIE 



les dispositifs principaux (|ue nous venons de 

 signaler. 



Nous n'entrerons pas dans le détail du réglage 

 el de l'ajustage des elicliés sur le comparateur 

 avant le commencement des mesures, réglage qui 

 a pour but d'amener le point d'intersection des 

 horizonl<tlcs et des verticales principales, ou point 

 IMincipai de chaque image, sur les axes optiques 

 des deux microscopes, et comporte l'emploi de 

 quelques autres vis micrométriques auxiliaires que 

 nous passons sous silence. Disons seulement que 

 ces opérations sont beaucoup plus longues à dé- 

 crire qu'à exécuter et ne demandent normalement 

 pas plus de quinze à vingt minutes pour la paire 

 de clichés. 



Les mesures proprement dites s'exécutent ensuite 

 comme suit : on déplace d'abord la paire de 

 clichés et le microscope à l'aide des deux mouve- 

 ments d'ensemble, horizontaux et verticaux, au 

 moyen des vis D ou i7.s des directions, el H ou vis 

 (les liauteurs, de façon à amener le point du paysage 

 à déterminer sur le repère matériel de gauche; 

 puis, à l'aide de la vis P ou vis des pnrfillii.vrs, on 

 amène le « repère mobile >> idéal en coïncidence 

 stéréoscopique avec ce point. On se rend compte 

 facilement que les lectures faites alors sur les 

 échelles correspondant aux vis D et II donnent 

 respectivement l'abscisse -v et l'ordonnée j- du 

 point, par rapport aux deux axes principaux du 

 cliché de gauche, et que la lecture sur l'échelle 

 correspondant à la vis P donne la différence de ces 

 abscisses sur les deux clichés, c'est-à-dire sa paral- 

 laxe stéréoscopique. Toutes les lectures sont faites 

 avec une précision de 0""",01, en raison tant de la 

 construction même de l'appareil que du grossisse- 

 ment du microscope'. 



V. — La Méthode stéréophotogrammétrioue. 



Ce procédé comporte, dès lors, les opérations 

 suivantes ; 



Aux deux extrémités d'une base toujours très 

 courte, eu égard aux distances des points du ter- 

 rain à mesurer, on installe successivement une 

 chambre ])holographique spéciale, le stéréophoto- 



' Il n'y a piis de limite à l'emploi du stêré(iciim|uualeiir 

 pour la mcnsunilion des Cdi-ps. quelles i|ue soient leur forme, 

 leur grandeiu- ou leur dislance, iju'ils soient en mouve- 

 ment ou en repos, etc. Aussi lu nudtiplicilc des ap|iliea- 

 tions de eel appareil est-elle surprenante. V.n (lelnjrs des 

 levers topoi,'rapliiques proprcmeiil dits, qui nous oceupeni 

 seuls ici, nous citerons les levers liy(lrographi(|ues, les 

 levers 'le combats, les mesures lunaires, l'étude des vaj^'ues 

 de la mer, l'étude des nuages, l'étuih^ des points de cluiii' 

 des P' o ireliles et .le leur trajectoire, la découverte el l'étude 

 des diirerences, des altérations ou des falsilicatious des 

 images (reclierche des astres variables ou mobiles, vérifi- 

 cation des graduations de pj-écision, recherche des contre- 

 façons de billets de haiique, etc.). 



théodolite, dans deux positions réalisant ce que 

 nous avons appelé le « cas normal », c'est-à-dire 

 que dans ces deux positions les axes optiques sont 

 horizontaux, parallèles entre eux et perpendicu- 

 culaires à la base, en un mot, que les deux images 

 sont dans le même plan. On démontre que 

 la coîidition essentielle à réaliser est le parallé- 

 lisme rigoureux des axes optiques, et qu'une légère 

 erreur de perpendicularité de ces axes sur la base 

 est moins grave qu'un défaut, même faible, de 

 parallélisme, lequel doit être assuré à moins de 

 une minute près. 



C'est pour celle raison que les photothéodolites 

 utilisés jusqu'à présent en photogrammétrie ne 

 peuvent, en aucune manière, être employés en 

 stéréophotograinmétrie , car ils ne permettent 

 absolument pas d'obtenir, même de loin, cette 

 précision. Aussi, proposons-nous le nom de « sté- 

 réophotothéodolite » pour les appareils répondant 

 à celle condition. Les établissements Zeiss cons- 

 truisent, d'une t'iiçon coiiranle, des appareils de ce 

 genre. Nous en décrirons rapidement plus loin le 

 modèle le plus récent. 



En outre, il est absolument indispensable d'uti- 

 liser deux trépieds mis en station aux deux extré- 

 mités de la base, sur lesquels on transportera 

 successivement la chambre photographique. 



La longueur de la base est mesurée générale- 

 ment par voie tachéométrique. On mesure égale- 

 ment sa pente ainsi que son orientation el la posi- 

 tion de l'une des deux stations est déterminée par 

 les procédés connus de cheminement, de triangu- 

 lation ou de relèvement. 



11 est nécessaire, pour la jjrécision de la resti- 

 tution, d'avoir dans le champ des clichés un ou 

 deux points dits de contrôle, facilement reconnais- 

 sablés et appartenant à un réseau de triangula- 

 tion. Mais, en l'absence d'un tel réseau, il suffit 

 de mesuref directement depuis chaque station, 

 avec la lunette du stéréophotothéodolite, l'azimut 

 el l'angle de pente de deux ou trois points du 

 paysage bien visibles et faciles à retrouver sur 

 les clichés. 



Le travail sur le terrain se borne à ces opéra- 

 lions; il n'exige pas plus d'une heure et demie nu 

 maximum, y compris la mesure de la base et toutes 

 les mesures goniomélriques dont il vient d'être 

 question. 



Au Jturcau, les clichés correspondant à une base 

 sont installés et réglés sur le sléréocomparateur, 

 ainsi qu'il a été dit plus haut: après quoi, on pro- 

 cède aux mensurations de tous les points de 

 riinage stéréoscopique, sans avoir plus à toucher 

 au réglage. 



On a vu que le puinlé d'un point à l'aide du 

 " repère nniliile » rtuii-iiil d'ini seul coui), au 1 lt)(l 



