PAUL CORBIX — LA STF:RK0AIIT0GR.\MMÉTRII 



2U7 



le long et très près du bord vertical droit de la 

 plaque sensible (fig. 12). 



La pointe de 

 cet index se 

 trouve, par cons- 

 truction, dans le 

 même plan hori- 

 zontal que Taxe 

 optique o. Son 

 image sur la pla- 

 que enregistre 

 donc très simple- 

 ment la position 

 de l'horizontale 

 principale du 

 cliché. 



Le cadre sur 

 lequel s'appuie la 

 plaque sensible 

 porte quatre re- 

 pères 1-2-3-4, dis- 

 posés comme le 

 montre la figure 

 12. Ces repères 

 sont constitués 

 par une petite 

 sailliemétallique, 

 disposée très près 

 de la couche sen- 

 sible, et présen- 

 tant en son centre 

 un trou d'un dia- 

 mètre à peine su- 

 périeur à l'épais- 

 seur d'un cheveu, 

 donnant ainsi un 

 point noir extrê- 

 mement précis 

 sur le cliché né- 

 gatif. 



Les repères 1 

 et 3 déterminent 

 la verticale prin- 

 cipale du cliché; 

 les repères 2-',i-i 

 sont sur une 

 même droite IIH' 

 exactement pa- 

 rallèle à ox. Il en 

 résulte que, si 

 l'image du repère 

 I se distingue mal 

 sur les clichés, 

 ainsi qu'il arrive 



quelquefois, puisque cette région est généralement 

 très sombre, on pourra toujours, sur le stéréo - 



Fig. 11. — SlorcojjliotolhcodoUlûZelss, modèle Hjl.J.puurplai/UfS 1:1, 18 cm. — 

 T/', trépied; C, chambre photographique; Ir. triangle; \m. vis micro- 

 iMi'triciue pour les aiesures de distance; V/j, vis de pression de la vis 

 niicroniétrique ; 0, objectif de la chambre à décentrement; C/i, châssis 

 porte-plaques; CA, cercle horizontal; V,r, vis de rappel du cercle hori- 

 zontal; \\p, vis de pression du cercle horizontal: ?;■. prisonnier; N, N', 

 niveau.\ à bulle; L, lunette du Ihéodolite; Cr, ^cercle vertical; \\r. vis 

 de rappel du cercle vertical; V./), vis de pression du cercle vertical; 

 mil, microscopes de lecture du cercle horizontal; mv. microscopes de 

 lecture du cercle vertical. 



comparateur, retrouver cette verticale principale 

 qui est la perpendiculaire abaissée de 3 sur la 



droite oz, elle- 

 même parallèle ;\ 

 2-3-4. 



Les châssis por- 

 te -plaques sont 

 organisés de telle 

 manière que, lors 

 de leur exposi- 

 tion, la couche 

 sensible porte di- 

 rectement sur le 

 cadre arrière de 

 la chambre, de 

 sorte que la dis- 

 tance focale est 

 rigoureusement 

 constante d'une 

 plaque à l'autre 

 et indépendante 

 des variations 

 éventuelles d'é- 

 paisseur des châs- 

 sis. 



Sur les bords 

 du cadre et à l'in- 

 térieur de la 

 chambre se meu- 

 vent trois tam- 

 bours portant des 

 chiffraisons dé- 

 coupées qui per- 

 mettent d'impri- 

 mer automati- 

 quement sur les 

 clichés le numéro 

 d'ordredelabase, 

 jusqu'à 24, leur 

 rang dans chaque 

 station, et enlin 

 la distance focale 

 de l'objectif. 



Sur le plafond 

 de la chambre 

 sont disposés 

 deux niveaux à 

 bulle croisés,doni 

 la division vaut 

 quinze secondes. 



Le théodolite 

 se monte par son 

 centre sur le des- 

 sus de la cham- 

 bre, et est arrêté par un prisonnier construit tout 

 spécialement pour permettre de ramener toujours 



6" 



