238 



PAUL CORBIN — L\ STÉHËGAUTOGRAMMÉTRIE 



avec une exaclilude parfaite la ligne 0°-180° du 

 cercle horizontal dans le même plan vertical que 

 l'axe opli(|ue de la (•liaiiil)re. Un dispositif spécial 

 à ergot du cercle iiori/.on lai sert à amener la lunette 

 exactement à augle droit sur cet axe optique, ou à 

 la dévier aussi exactement de 30° à droite ou à 

 gauche. Ces trois positions donnent à la station 

 un champ total liorizontal de 105°. Les lectures se 

 font à trente secondes près sur le cercle horizontal 

 qui a 120 millimèlres de diamètre. 



Une vis raicrométrique spéciale, disposée hori- 

 zontalement au bas de la chambre, sert à la mesure 

 de la longueur de la base qui s'exécute en pointant 

 successivement la lunette à l'aide de cette vis sur 

 les deux extrémités d'une mire métallique hori- 

 zontale de 1 mètre de longueur, installée sur le 



* 



i 



¥iti. 12. 



deuNième trépied à l'autre extrémité de la base, et 

 en lisant sur le tambour de la vis le nombre de 

 divisions correspondant à cette rotation de la 

 lunette. Une division du tambour de la vis vaut 

 1/30.000 de son bras de levier par rapport à l'axe 

 vertical de l'instrument. 



Une mire de forme spéciale, installée sur le 

 Iriungic du trépied de la deuxième station, sert 

 aux pointés qui ont pour objet la fixation de la 

 position de l'axe optique de la chambre, soit pour 

 le « cas normal », soit pour les autres. 



Comme clichés, on emploie des plaques soignées 

 et traitées comme des glaces de miroir. Il a été 

 reconnu absolument inutile de les « travailler opti- 

 quement », comme on l'avait craint au début. La 

 tinesse du grain de l'émulsion est de 1 à 2 mil- 

 lièiBaes de millimètre, que certains fabricants sont 

 parvenus à livrer couramment. Cette finesse a 

 permis d'uliliser au stéréo-comparateur un grossis- 

 sement de huit fois, et d'atteindre ainsi normale- 

 ment une précision do huit à dix secondes dans les 

 mesures azimutalcs ou de pente. 



Nous ne reviendrons pas sur le mode d'emploi 

 «lu stéréophotolliéodolile sur le terrain, c'est-à-dire 

 sur la méthode stéréopliolograimnétrique qui a été 

 décrite précédemment. 



.Vous avons montré à quel degré a été ])Oussée 

 la précision du stéréo|)hololhéodolile, et comment 



elle a permis de réduire les erreurs insli-iniifDluIos; 

 toutefois, le procédé qui a permis de régler avec 

 une extrême facilité les clichés sur le stéréo-auto- 

 graphe et de supprimer toutes les corrections com- 

 pliquées que l'on devait exécuter auparavant, a 

 consisté à déterminer au préalable et avec un soin 

 extrême, pour chaque stéréophotothéodolite, avant 

 sa mise en service, ce que l'on appelle ses coiis- 

 tétnlcs ciiractrristiqiics, que nous nous contente- 

 rons d'énumérer rapidement : 



Poui' la chambre : dislance focale, projection du 

 point nodal arrière de l'objectif sur la plaque, 

 distance entre l'horizon déterminé par le repère 

 mobile a sur le cliché et l'horizon réel du cliché 

 (fig. 12), distance entre la verticale déterminée par 

 les repères 1 et 3 et la verticale principale réelle 

 (fig. 12), constante de lavis micromélrique, erreur 

 d'origine de la graduation de la vis micromélrique. 



Pour le théodolite : défaut de parallélisme de 

 l'axe vertical du théodolite et de l'axe vertical de 

 la chambre, défaut de perpendicularité de l'axe de 

 rotation de la lunette et de l'axe vertical du théo- 

 dolite, différence de hauteurentre l'axe de l'objectif 

 de la chambre et l'axe de la lunette du théodolite, 

 erreur de collimation de la lunette. 



Une connaissance préalable et précise de toutes 

 ces caractéristiques, pour un appareil déterminé, 

 permet de connaître, à l'avance et une fois pour 

 toutes, toute une série de corrections à faire subir 

 au sléréocomparateur pour pouvoir utiliser immr- 

 (lia'emcnt tous les clichés qui en proviennent. 11 

 ne reste plus, dès lors, à corriger que les erreurs 

 d'ujjéralion qui ne peuvent porter, sauf faute grave, 

 que sur la mesure de la base et plus rarement sur 

 l'angle de l'axe optique avec la base. 



Il a été réalisé là un progrès important et géné- 

 ralement peu connu. 



VIL — Le travail au isufeau 



ET LE STÉRÉOAUTOGKAPIIF. H'Ouia. 



On a vu que le travail de bureau au sléréocom- 

 parateur de rulfrich présentait enc(U'e quelques 

 défauts essentiels. Sa nature même comportait 

 d'inévitables causes d'erreurs, dont la conséquence 

 était de donner de 3 à 10 "/„ de points inexacts. De 

 plus, on ne construisait la carte que point par 

 point, et ces points étaient obtenus à l'aide de 

 calculs et de constructions qui rcslaient encore 

 assez longs, malgré tous les perIcclionncnKiiils 

 apportés, en sorte qu'il fallait envii'on cinq à six 

 minutes par point calculé et reporté. 



Il en résultait aussi que les courbes tie niveau, 

 élémentessentiel du modelé, ne jiouvaient s'obtenir 

 que par l'antique procédé de Vin/rriinluliiiii entre 

 les points cotés. 



