2\0 



PAUL CORBIN — LA STÉRÉOAUTOGIUMMÉTRIE 



i3 modèle 1011, en nous bornanl aux principes 

 iiiémes (lig. 13). 



L'appareil se compose d'un sléréocomparateur 

 Pulfrich pour plaques 13 X 18 adapté dans le pro- 

 longement vers la gauche du grand côté inférieur 

 d'une solide planche à dessin de très grandes 

 dimensions. 



Contrairement au stéréocomparateur ordinaire, 

 les deux châssis porte-clichés sont indépendants 

 l'un de l'autre. 



Le châssis du cliché gauche se prolonge, en 

 outre, vers la gauche, de façon à permettre d'y 



Ces liges tournent dans des paliers (\ fixés uu 

 bâti de la machine. La vis s/ se termine par une 

 manivelle, dite maiiivcUe des disliinces. On voit 

 qu'en tournant celte manivelle on détermine la 

 translation de la barre EK' sur toute la surface de 

 la planche à dessin. 



Le microscope binoculaire est porté par une tige 

 horizontale A.v, perpendiculaire à l'horizontale prin- 

 cipale des clichés, c'est-à-dire à LE'. Cette tige 

 commande en li, à l'aide d'un pivot à coulisse, la 

 rotation du bras h\ du levier coudé à angle droit 

 h\\\. Dans cette rotation, le pivot // glisse sur le 



t lars du re'a^ifC 



î a'tt** <Ji'-tc\'ient 



us Je uressiori 



fifj. K) 



disposer une épreuve sur carton bien plan paral- 

 lèlement au cliché de gauche. Le microscope bino- 

 culaire porte à son extrémité gauche une tige 

 terminée par un crayon C disposé au-dessus de 

 l'épreuve et qui a pour objet de dessiner automati. 

 quement sur cette épreuve la perspective des 

 courbes de niveau dessinées au même moment en 

 projection horizontale sur la feuille du dessin 

 (voir la ligure 8 repré.sentant le stéréocompara- 

 teur et la ligure 1 de la planche VI). 



Un peu au-dessus de la planche à dessin et paraL 

 lèlement à ce grand côté, c'est-à-dire à l'horizontale 

 principale des clichés, est disposée une barre 

 métallique rigide EE', portant deux écrous filetés, 

 susceptibles d'être entraînés par deux solides vis 

 sans lin si et uv parallèles et reliées entre eUes au 

 moyen de deux engrenages d'angle par une tige lu. 



bras li\. Le point I est un point fixe. Le point 11 

 est une articulation reliant le levier li\\\ à la barre 

 EE' et constituée par un pivot à double mouve- 

 ment, c'est-à-dire se déplaçant le long de EE' et 

 de HL La tige bx glisse dans un palier f\ porté par 

 le bâti. 



Le mouvement de H le long de la barre EE' est 

 obtenu à l'aide d'une vis sans fin fg solidaire de 

 EE' et reliée elle-même à une tige latérale yz au 

 moyen d'un engrenage d'angle (//' porté par la 

 barre EE'. En outre, le moyeu du pignon d de cet 

 engrenage pe\it coulisser tout le long de yz à laide 

 d'un ergot glissant dans une cannelure pratiquée 

 dans cette tige. Celle-ci est portée par deux paliers 

 (\ fixés au bâti de la machine et se termine par 

 une manivelle, dite manivelle des Imutcurs. 



On voit que, si l'on manouvre cette manivelle 



