242 



PAUL CORBIN — LA STÉRÉOAUTOGRAMMÉTRIE 



point ir, pied de la perpendiculaire abaissée de 1 

 sur EE'. C'est sur celte graduation que se lisent les 

 différences de niveau des points visés par rapport à 

 la station de gaucho. 



La distance du point 1 à la tige xh peut être 

 modifiée à volonté, à l'aide d'une graduation micro- 

 mélrique i. La tige x/j porte également une vis 

 micrométrique permettant de régler exactement la 

 longueur Tip. En outre, l'angle JjtiM peut être 

 modifié il voJDnté, à l'aide d'une graduation micro- 

 métrique angulaire a. La partie 0"P du levier PO"// 

 peut être également coudée en 0", de façon que PO" 

 puisse faire un angle quelconque avec 0"p, et ce à 

 l'aide d'une graduation micrométrique angulaire e. 



Enfin, les trois points fixes 

 1, G et 0" sont sur une même 

 droite parallèle à EE', mais 

 peuvent être tous déplacés si- 

 multanément dans une direc- 

 tion perpendiculaire à EE' et 

 d'une quantité quelconque par 

 rapport à la ligne droite </h)P, 

 mesurée à l'aide d'une division 

 micrométrique 9'. 



La graduation /k sert à 

 donner la longueur de base. 

 La graduation ■^' sert à rendre 

 la dislance de la droite 100" à 

 la droite aiuP égale à /', distance 

 focale du stéréopliololhéodo- 

 lite. La graduation tp sert à 

 donner la même valeur à la 

 distance I/;; la graduation a à 

 donner à l'angle Mizp la valeur 

 de l'angle de l'axe optique du 

 cliché de gauche avec la per- 

 pendiculaire à la base. (Dans 

 le « cas normal », iip vient 

 coïncider avec Mu). La gradua- 

 tion £ sert à donner à l'angle P0"/j la valeur e de 

 l'angle des deux axes optiques dans le cas des axes 

 convergents. Des vis de pression permettent de 

 fixer solidement les posilions des curseurs sur ces 

 dillérenles échelles. 



La figure 13 est, bien entendu, purement schéma- 

 tique; en particulier, la manivelle des hauteurs est 

 doublée dans la réalité d'une pédale, de sorle que 

 l'opérateur peut manœuvrer d'une façon absolument 

 simultanée les trois mécanismes des hauteurs, des 

 direclions et des dislances. 



La figure li donne une vue du modèle l'JU. 



2. Principos du foiicliditnrincnl <lii slcrvonu- 

 lot/riiplir. — Nous allons maintenant exposer en 

 quelcjucs mots les principes géométriques et mé- 

 caniques exlraordinairement simples et ingénieux 



sur lesquels repose le fonclionnemeni de ce mer- 

 veilleux appareil : 



Soient en projection horizontale sur le plan de 

 la carte (fig. 13) les axes opticjues OX et O'X' de la 

 chambre dans ses deux positions aux deux extré- 

 mités de la base 00'. Nous supposons réalisé le 

 cas des axes parallèles entre eux, mais obli(|iies à 

 la base, a étant l'angle de la base avec la normale 

 aux deux axes. Soient OF et O'F' la distance focale 

 de l'objectif en vraie grandeur et par conséquent 

 Fil et F'ir, perpendiculaires à F\ et F'X', les trat'es 

 sur le plan horizontal des plans des clichés sup- 

 posés verticaux. 



Soit en M, et à l'échelle du plan, la projection 



Fig. 13. 



liorizontale d'un point du terrain. Les points d'in- 

 tersection w et m' des droites MO et MO' respecti- 

 vement avec les traces l-'H et F'H' représenlenl 

 donc les projections, sur l'hori/.ontale principale de 

 (;haqiie cliché, de l'image du point M sur ce cliché, 

 c'est-à-dire que Fin et V'iii' sont les abscisses de 

 ces images comptées sur celte horizontale à pai'tir 

 des centres F et F' des clichés (voir lig. 1 el :2 . 

 On voitdon(; que la construction du point M poui 

 rail s'effectuer de celle façon en parlant des abscisse -- 

 Vm et {•'m'. Mais on se rend com]ile imiiiédiatr- 

 ment aussi que cette position des clichés s'upixisc 

 absolument à leur emploi dans un stéréoscope 

 et à ]dus forte raison dans le stéréocomparaleur. 

 Menons 00" parallèle à Fil et prenons sur celle 

 droite un iioiut 0" à une dislance urlulniirr de 0. 

 Si l'on y Iransporle alors le point 0', la droite O'X' 



