A. COTTON — \A l'RODUCTION DES CHAMPS MAGNÉTIQCES 



633 



La figure 14 donne la caractéristique de l'instru- ' linéaires de Tinstrument, y rompris celles de l'en- 



ment pour le mi-mc entrefer, c'est-à-dire les champs 

 ■en fonclion des kilowatts dépensés. Elle montre, 



eo.oDo 



IZaOQD 



Fi" 



lEDOQO 



Amperes-Tours 



13. — Champ de i'iileclro-aintinnt de h figure 1^ 

 an fonction dit nomijre d'ampèros-loiirs. 



d'une autre manière, l'avantage du ferrocobalt, qui 

 permet d'obtenir les mêmes champs avec une 

 dépense beaucoup moindre. Elle montre aussi 

 combien il serait difficile, avec un tel électro-aimant, 

 •d'accroître encore sensiblement les champs obtenus 

 dans un entrefer donné : les deux courbes de la 

 figure finissent par devenir sensiblement parallèles, 

 •ce qui montre que le gain obtenu lorsqu'on aug- 

 mente l'excitation est dû presque uniquement au 

 champ direct des bobines. Ce champ ili est de 

 l'ordre de 2.000 sauss pour les fortes excitations. 



S 2. — Agrandissement d un electro-aimant. 



Nous venons d'étudier un électro-aimant Weiss 

 <lu modèle le plus perfectionné. Il nous faut des 

 ■champs plus étendus et plus intenses que ceux 

 qu'il peut produire; la question suivante se pose 

 alors : Quels sont les résultats qu'on peut attendre 

 •d'un instrument du même modèle, mais beaucoup 

 plus gros, et comment convient-il de le construire? 



Supposons (luon veuille réaliser un électro- 

 aimant de i mètre de diamètre de noyaux, c'est- 

 ^i-dire d'un diamètre X = o,7 fois plus grand que 

 celui des noyaux de l'appareil précédent. Il y a un 

 •cas où on peut prévoir aussiiOt, en toute rigueur, 

 tes résultats que donnera l'instrument agrandi : 

 c'est celui où l'on multiplie toutes les dimensions 



trefer, du conducteur, etc., par le même facteur X. 

 La règle de similitude déjà rencontrée [)Our la bo- 



kilowatts 



Fig. 14. 



Caractéristique de l' électro-aimant de la figure lii 

 on fonction de l'énergie dépensée. 



bine sans fer est encore applicable à un électro- 

 aimant; elle nous apprend que nous obtiendrons 

 les mêmes champs dans des entrefers correspon- 



"^ 







M 



Fig. lo. — Agrandissement d'un élcclro-aiiuanl 

 du type Weiss. 



dants, pourvu que l'on dépense À fois plus d'énergie 

 dans, le grand instrument. Les entrefers, dans le 

 cas actuel, auront toutes leurs dimensions linéaires 



