A. COTTON — LA PRODUCTION DES CHAMPS MAGNETIQUES 



Gfil 



et la fai.'oii dinit le refroidissiMniMil est assuré 

 doivent spécialement être signalés. Sans doute, les 

 tubes (à section carrée) sont plus pratiques : ils 

 suppriment les boîtes élanchos, ils permettent de 

 faire les essais sur des fractions de bobines et 

 d'assurer l'excitation de la bobine à l'aide de 

 plusieurs sources imlépendantes. Mais l'emplui des 

 lames avec le mode de circulation de l'eau adopté, 

 où le liquide froid court parallèlement à l'axe, nor- 

 malement aux lignes de courant, suivant un trajet 

 très court, est d'une réelle originalilé. 11 est juste 

 de le constater, si même, comme nous le pensons, 

 l'avantage doit rester aux tubes. 



V. — Electko-aim.vnt Weiss 



MUNI DE BOBINES POL.VHUCS. 



L'appareil que nous venons d'étudier permettrait 

 d'obtenir, avec une grande dépense d'énergie il est 

 vrai, des champs de l'ordre de 100.000 gauss. Le 

 gros électro-aimant Weiss donnerait avec une faible 

 puissance des champs très étendus, mais qui 

 dépasseraient difficilement, nous l'avons vu, 

 70.000 gauss. Cet appareil peut être modifié de 

 façon à répondre aux deux sortes d'exigences et à 

 donner à volonté soit des champs étendus, soit des 

 champs intenses. 



Entre les cônes polaires de ce très gros instru- 

 ment, il y a beaucoup de place. On peut y mettre 

 un enroulement spécial formant des bobines « po- 

 laires » dont on utilisera le champ direct. Ces 

 bobines seront disposées, comme nous allons le 

 voir, de façon à ne pas gêner les expériences, tout 

 en ayant un creux de faible rayon. L'électro-aimant 

 ainsi modifié sera un appareil à deux enroule- 

 ments distincts rl'un entourant les noyaux, l'autre 

 entourant les pôles. Entre les deux, on pourra 

 répartir pour le mieux la puissance totale dispo- 

 nible, de sorte que l'appareil présentera la grande 

 souplesse de fonctionnement que l'on souhaitait. 



L'emploi de bobines supplémentaires dans les 

 électro-aimants n'est pas nouveau : Weiss en 

 employait déjà dans les appareils qu'il faisait con- 

 struire il y a une vingtaine d'années. M. Du Bois 

 les a également utilisées pour accroître la valeur du 

 champ'. C'est encore en employant de telles 

 bobines que Weiss récemment a obtenu le champ 

 le plus élevé qui ait été mesuré (."Jo.OOO gauss dans 

 un entrefer de 2 X 3 millimètres sans ferrocobalt). 

 De telles mesures de champ sont utiles : elles ont 

 montré, en particulier, que le gain apporté par ces 

 bobines est un peu supérieur à leur champ direct. 

 Mais les petits appareils ainsi disposés n'ont pu 



' De mOmc, MM. Ueslandres el Pérot dans leur preiuicr 

 essai, où une holiiiie refruiilie par du [lélroli^ >t.iit placée 

 entre les cônes polaires d'un élecli-o-ainiant Weiss. 



servira des recherches proprement dites parce que 

 l'espace laissé libre par les bobines était beaucoup 

 trop petit : ces bobines étaient, en effet, formées de 

 deux parties écartées de 2 à 3 milliuu"'tres seule- 

 ment. 11 n'en sera plus de même dans un gros 

 instrument, toutes les dimensions y compris celles 

 de l'espace libre étant considérablement agrandies; 

 on obtiendra alors des champs réellement utili- 

 sables, ce qui est la chose importante. 



La figure 20 est un schéma d'une des paires de 

 bobines polaires prévues par MM. Weiss et Piccard. 

 On voit qu'on a supprimé systématiquement, dans* 

 ce cas, bien que ce soient les mieux placées pour la 



Fit,'. 20. — Scbcma d'une paire de hobinim polaires 

 coiCCmil lea pôles de Icloclro-aimunl Weiss. 



production du champ direct, les spires situées au 

 voisinage du plan èquatorial, cela pour ménager 

 un accès facile à l'entrefer et pour rendre possible 

 l'amenée des courants et de l'eau nécessaires. 

 Chaque bobine est un appareil très maniable qui 

 pèse moins de 20 kilogs. On la met en place en en 

 « coifl'ant » la pièce polaire qui lui correspond. La 

 chose est facile, car l'électro est assez grand pour 

 que l'opérateur puisse passer entre les noyaux 

 quand on les a écartés au moyen du moteur. Le 

 creux de la bobine n'a ici que l.'i millimètres de 

 diamètre. 



Celte bobine est prévue de façon à donner un 

 champ direct de 30.000 gauss à son* centre en y 

 dépensant 100 kilowatts environ. On a cherché, 

 dans sa construction, à se rapprocher des condi- 

 tions du maximum de rendement : il est obtenu 

 lorsque la densité du courant varie en raison 

 inverse du carre de la distance au centre ; c'est 

 cette répartition (pour les spires extérieures au 

 moins) qui est indiquée schémaliquement sur la 

 figure 20. En réalité, il est plus simple de former 



