478 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



Fig. 1. — Dispositif Bauschiiifier. 

 — S, barre d'acier; R, rouleau 

 en caoutchouc. 



§ 3. — Mécanique 



Un appareil à. miroir pour mesurer les 

 variations élastiques de longueur. — Malgré 

 le nombre assez considérable de bons appareils que 

 nous possédons pour mesurer les déformations élas- 

 tiques, ce problème ne saurait être considéré comme 

 définitivement résolu. Chacun de ces appareils, à côté 

 de ses avantages individuels, présente, en effet, quelque 

 inconvénient. 



Dans un récent travail, M. B. Kirsch', professeur à 

 l'Ecole Polytechnique de Vienne, après avoir passé en 

 revue les appareils les plus répandus en Allemagne et 

 en Autriche, signale le principe de son nouveau dispo- 

 sitif qui évite, d'après lui, les désavantages de ses pré- 

 décesseurs, ,»'*»> 



On sait que, dans les instruments de précision ser- 

 vant à apprécier les longueurs et les variations de 

 longueur, la distance à mesurer est convertie d'une 

 façon quelconque en rotation de miroir; l'emploi d'une 

 lunette pour observer, dans ce dernier, l'image d'une 

 échelle produit (comme, par exemple, dans le galva- 

 nomètre à miroir) un grossissement très considérable 

 des variations de lon- 

 5 gueur minimes. Les 



divers appareils en 

 présence ne diffèrent 

 que par le principe 

 constructif utilisé 

 pour convertir les va- 

 riations de longueur 

 en rotations de mi- 

 roir. 



Le dispositif Bau- 

 schinger (fig. i ) trans- 

 forme la petite variation de longueur élastique en rota- 

 tion de miroir, grâce au frottement d'une barre en 

 acier S sur un petit rouleau en caoutchouc K. Cette 

 barre est recouverte, au point de contact, de papier 

 d'émeri fin. Le miroir est disposé dans l'axe du rou- 

 leau, rigidement relié à l'un des repères de l'échan- 

 tillon ; la barre étant reliée à l'autre repère, le dépla- 

 cement relatif de la barre par rapport à l'axe du rou- 

 leau équivaut à la variation de longueur qu'il s'agit de 

 mesurer. 



Pour les mesures absolues d'élasticité, le diamètre 

 du rouleau doit être donné avec une grande précision; 

 pour les mesures relatives, le rouleau doit être par- 

 faitement circulaire, de façon à maintenir constant le 

 rapport de transmission pendant sa rotation. Or, 

 comme le caoutchouc finit par s'user d'une façon 

 variable aux différents endroits de la surface, le rap- 

 port de transmission décroît inégalement. 



Dans l'appareil Martens (fig. 2), la barre en acier S 

 comporte une rainure N 

 S où est logé un prisme en 



acier P. Les variations 

 de longueur, c'est-à-dire 

 les déplacements de la 

 barre S (qui, à son tour, 

 est rigidement reliée à 

 l'un des repères), font 

 pivoter le prisme, ap- 

 pliqué en A au second 

 repère de l'échantillon. 

 Un miroir attaché latéra- 

 lement en P prend part 

 à la rotation de P autour du point A, et, par consé- 

 quent, peut servir à faire des mesures. Dans ce cas 

 encore, il convient, pour les mesures absolues d'élas- 

 ticité, de connaître exactement la distance des cou- 

 teaux N A; mais l'inconvénient dû à l'usure ini'gale du 

 louleau se trouve parfaitement éliminé, cette distance 

 restant toujours constante. D'autre part, un imonvé- 



' Oestiirreichischt! Wochensclinfi lui- don ',ffontlii:hcu 

 a udienst, W ul, 1908. 



/V 



2. — Appareil Marteos. — 

 barre d'acier; N, rainure; 

 , miroir; A, repère. 



q: 



Si 



3. — Appareil Kirsch. 

 S,, Sj, barres d'acier; 

 B., bande d'acier. 



nient se produit, en raison du déplacement progressif 

 du miroir dans la direction de l'élongation. sous l'ac- 

 tion d'une élongation croissante. Enfin, des inexacti- 

 tudes (déterminées facilement par le calcul) sont dues 

 à ce que la surface du miroir ne renferme aucunement 

 l'axe du prisme. 



L'appareil nouveau construit par M. Kirsch évite les 

 inconvénients énumérés ci- 

 dessus et dispense des con- g^ 



trôles r^ipétés que nécessite i 1 



l'usure progressive. Le prin- 

 cipe de construction en est 

 représenté dans la figure 3. 



I^es deux barres en acier 

 S, et S,, dont l'une est appli- 

 quée au premier et l'autre 

 au second repère de l'échan- 

 tillon, se déplacent l'une par 

 rapport à l'autre d'une dis- Fig 

 tance équivalant à l'élonga- 

 tion de l'échantillon. Or, I 

 comme ces deux barres sont 



reliées par une bande en acier B, B. d'environ 0,1 milli- 

 mètre d'épaisseur rigidement insérée, le déplacement 

 relatif de S, par rapport à S. imprime à la bande une 

 courbure en S dont la partie centrale contient l'axe de 

 rotation du miroir latéral. La surface du miroir ren- 

 ferme dans une position quelconque le point de bissec- 

 tion de B, B,. La rotation du miroir provoquée par la 

 courbure de la bande B, B.^ est utilisée, comme dans 

 les autres appareils à miroir, pour apprécier l'élonga- 

 tion de l'échantillon. 



Ce dispositif, on le voit, est exempt de toute partie 

 susceptible de s'user et l'union rigide de tous les élé- 

 ments dispense d'un contrôle répété. Comme le miroir 

 fait corps avec les barres en acier, leur application sur 

 l'échantillon est très simple; la longueur normale, 

 donnée par l'appareil lui-même, correspond à la posi- 

 tion détendue des bandes. Enfin, la rotation du miroir 

 est relativement plus importante que dans les deux 

 appareils antérieurs. 



Exposition internationale de Loeomotion 

 aérienne. — L'Associalion des Industriels de la 

 Locomotion aérienne a décidé d'organiser à Paris une 

 Exposition internationale qui se tiendra du 18 sep- 

 tembre au 8 octobre, et qui sera exclusivement réservée 

 à la Locomotion aérienne et aux industries qui s'y 

 rattachent. 



Elle présentera tout d'abord une histoire de la Loco- 

 motion aérienne, qui comprendra la reconstitution 

 de montgolfières, de ballons, ainsi que des anciens 

 appareils d'aviation. 



iMais ce qui attirera surtout l'attention, ce sera 

 incontestablement la section scientifique, dans laquelle 

 les oiseaux planeurs seront représentés dans leurs 

 différentes attitudes, et qui groupera, en outre, les 

 instruments de précision et d'étude dont l'usage est 

 nécessaire à qui veut se mouvoir dans l'atmosphère. Il 

 y a là une initiative extrêmement intéressante, et l'on 

 ne saurait trop féliciter l'Association des Industriels 

 de la Locomotion aérienne de l'entreprendre et de 

 contribuer, pour sa part, à donner des bases scienti- 

 fiques à la navigation aérienne (]ui, trop souvent 

 encore, est livrée à l'empirisme. 



§ 4. — Physique 



Les rayonnements des huiles siccatives. — 



C'est un phénomène bien connu depuis assez long- 

 temps, que la goninio arabique, utilisée dans la fabri- 

 cation des enveloppes, passe, dans certaines condi- 

 tions, à l'état insoluble et perd son pouvoir collant. 

 Or, seules, les enveloppes pourvues à l'intérieur ou à 

 l'extérieur d'une impression quelconque subissent 

 cette modification, et, comme ce phénomène se pro- 

 duit pour toutes les encres d'imprimerie, la cause 



