E. MATHIA.S 



UKCHEUCHKS SUR LE MAGNÉTISME TEUUESTUE 



48» 



opérer le malin de très bonne heure (avant l'arrivée 

 des premiers visiteurs), l'éclairage électrique de 

 l'intérieur du gouffre ne fonctionnant pas. 



Je remplaçais la lumière naturelle par celle de 

 2-4 à 28 bougies portées par i supports de bois et pla- 

 cées à un niveau un peu plus élevé que celui des yeux 

 de l'observateur (lig. 1). Ces supports, assez sem- 

 blables à des pupitres de musiciens, se composent 

 d'une partie lixe et d'une partie mobile : la partie 

 lixe est un étui prismatique, à section en forme de 

 Iriangle équilatéral, rendu vertical par un trépied; 

 la partie mobile est un prisme triangulaire plein, 

 cnirani à frottement doux dans l'étui précédent et 

 portant une plate-forme liorizontale. Le prisme plein 



Fig. 1. — Dispos! lion du support à hougies pour l'éclai- 

 rage (/!> boussoles mayncliques dans le gouffre do 

 Padirac. 



porte sur une de ses faces une série d'encoches équi- 

 distantes et d'axe horizontal; une goupille de cuivre 

 rouge, placée dans l'une de ces encoches et s'ap- 

 puyant sur le bord de l'étui, sert à fixer ou à faire 

 varier à volonté la hauteur du support, ce qui est 

 nécessaire quand on passe du théodolite-boussole 

 de voyage, avec lequel on observe assis, à la bous- 

 sole d'inclinaison, qui exige que l'on opère debout. 

 Les bougies sont portées par des vis en laiton, fixées 

 dans la plate-forme de chaque support suivant trois 

 rangées parallèles ; leur lumière est difl'usée par des 

 écrans en carton blanc portés par une rainure, 

 comme le montre la figure 1 ci-dessus, qui repré- 

 sente le support en question vu de face et de 

 profil et la plate-forme en projection horizontale. 

 liCs supports ont été construits, sur mes indica- 

 tions, par M. Carrère, l'habile mécanicien de l'Obser- 

 valoire de Toulouse. 



Le réglage de la lumière, c'est-à-dire la détermi- 

 nation de l'emplacement à donner aux supports, de 

 leur hauteur, du nombre des bougies absolument 



nécessaires, a été particulièrement laborieux dans 

 le cas de la composante horizontale; il peut èlre 

 indiqué en peu de mots grâce à la figure 2 ci-dessous 

 qui représente, en projection horizontale, la jjosI- 

 tion relative du trépied porteur de l'aiguille aiman- 

 tée NS et des quatre supports porteurs des bougies. 

 L'observateur est supposé assis face au nord magné- 

 tique. 



On peut évidemment trouver pour l'éclairage des 

 boussoles d'autres dispositifs; ceux qui viennent 



80"= 



Kig. 2. — Position relative do faiguille aimantée 

 et des supports a bougies dans les diverses observalinns.. 



d'être décrits sommairement ont au moins le inérilc 

 de la simplicité. 



On arrive aisément à rendre visible le déplace- 

 ment du Irait de repère mobile devant les traits 

 lixes, et un nombre de bougies inférieur à dix est 

 suffisant pour cela; le point difficile est la lecture 

 des verniers, pour laquelle il faut saisir l'incidence 

 sous laquelle les traits peuvent être distingués. Ces! 

 cette lecture qui exige impérieusement une augmen- 

 tation notable du nombre des bougies ainsi qu'une 

 vue excellente. 



Vu l'immensité du gouffre, l'élévation de la tem- 

 pérature (0°,1) produite par les bougies était négli- 

 geable et comme, d'autre part, la distribution des 

 bougies par rapport à la boussole était symétri(]ue, 

 celles-ci ne pouvaient fausser les mesures de la 

 composante liorizonlale, qui est très sensible aux 



