780 



H. PÉCHEUX — RÉSISTIVITÉ ET THERMO-ÉLECTRICITÉ DES NICKELS 



leur résistance doublée entre 3.000 et 4.000°, tem- 

 pératures considérablement supérieures à celle de 

 leur fusion; quant au cupro-nickel à 40 °/„ de 

 nickel, et surtout aux maillechorts R, R, l'accrois- 

 sement de leur résistance, pour une élévation de 

 température de quelques degrés, est absolument 

 négligeable; ces alliages s'adressent particulière- 

 ment à la construction des bobines des boîtes 

 d'ohms. 



Quant au cupro-nickel à 9 °/^ de nickel (dont la 

 résistance doublerait à 1.7oO°i et au ferro-nickel à 

 2S "jo de nickel (dont la résistance doublerait à 

 870°), leur emploi doit être réservé à la construc- 

 tion des rhéostats, ou des bobines dont l'étalon- 

 nage ne nécessite pas une aussi grande exactitude. 

 Ils sont plus cassants que les précédents, et ne 

 peuvent être employés qu'en fils plus gros. 



II. 



TnERMO-ÉLECTRICITÉ. 



§ 1- 



Mesures. 



Nous avons mesuré la thermo-électricité des 

 nickels et de leurs alliages par la méthode des dé- 

 viations, la plus commode lorsqu'il s'agit de déter- 

 minations comparées. Nous avons construit des 

 couples thermo-électriques formés de chacun de 

 ces métaux ou alliages opposé au cuivre pur. 

 Chaque couple, soigneusement isolé (les deux fils de 

 chaque couple étaient enveloppés d'une feuille de 

 papier d'amiante, sur la longueur soumise à la 

 chauffe), était disposé à côté du couple pyromé- 

 trique (platine-platine iridié) que nous avions gra- 

 dué au préalable à l'aide de bains (de solidification 

 ou d'ébullition) à températures connues ou repérées 

 avec soin. Les deux soudures étaient disposéesl'une 

 tout près de l'autre, — séparées seulement par une 

 feuille d'amiante, — dans un tube de porcelaine de 

 10 millimètres de diamètre et 40 centimètres de 

 longueur, fermé à un bout, et chauffé horizonta- 

 lement dans un four à gaz Mermet, dont la hauteur 

 des flammes était réglée à volonté pour obtenir 

 telle vitesse de cliauffe voulue. 



Chaque couple était relié, par un circuit en fils 

 de laiton, à un galvanomètre du type Deprez-d'Ar- 

 sonval, auparavant étalonné avec soin, et pourvu 

 de sa règle transparente; une boîte d'ohms inter- 

 nationaux (Carpentier ou Ducretet) était intercalée 

 sur le circuit, pour obtenir, dans chaque galvano- 

 mètre, une lecture rapide de la f. é. m. de chaque 

 couple. La règle du pyromètre H' (fig. 1) avait été 

 graduée en degrés centigrades, à l'avance, pour 

 faciliter les mesures elles calculs ultérieurs*. 



' Avec un circuit en fils de laiton, les /. é. m. parasites 

 aux bornes de jonctions (effet l'ellier; sont suppnmées, — 

 les raccords ayant lieu par ijairijs. D'autre part, un inler- 

 rupleur à mercure commandait chaque circuit. 



Les deux soudures froides de deux couples étaient 

 noyées, l'une près de l'autre, dans une circulation 

 d'eau froide à température repérée par un thermo- 

 mètre étalonné au 1/5 de degré. Les deux galvano- 

 mètres étant disposés dans deux plans parallèles 

 peu distants, et à des niveaux un peu différents, 

 les règles se trouvaient voisines et superposées, et 

 les lectures pouvaient se faire très facilement et 

 rapidement sur les deux, les spots lumineux se 

 déplaçant l'un au-dessus de l'autre (fig. 1) en a' 

 et a" : a' donnant les températures, a" les déviations. 

 Si R, est la résistance totale en ohms d'un circuit, 

 V la constante en microampères d'un galvanomètre, 

 S la déviation en millimètres du spot sur la règle à 

 distance fixe, et E la f. é.m. en microvolts du 

 couple correspondant à S, on a la formule connue : 

 Eav = YcR(. La lecture des diverses valeurs de E 



(Pyromètre) ^"^ 



— \ (Cou pie étudié) 



S." o H" 



Fig, 1. — Disposition des galvanomètres pour la mesure 

 de la thermo-électricité des alliages. — G', G", galvano- 

 mètres ; H', H", échelles ; 0, zéro des échelles ; a', a", taclies 

 lumineuses. 



sera rendue très rapide, si l'on s'impose la condition: 

 YR,r=100, ou 200, par exemple; on aura alors : 

 E = 100 3, ou 200 0. 



Avec un couple dont les f. é. m. prennent des va- 

 leurs très grandes entre les limites d'une expé- 

 rience, on prendra un rapport plus grand de E àâ, 

 soit 200 ou 300 selon les cas (ceci, bien entendu, 

 avec un galvanomètre dans lequel y vaut quelques 

 dixièmes de microampère). 



^ , , ^ ,. 100 200 



On calcule (y étant connue) : R, = > ou ; 



T T 



et l'on partage le nombre obtenu entre : le couple 

 (dont la résistance doit être négligeable devant le 

 reste du circuit), la boîte d'ohms, le circuit et le 

 galvanomètre. 



■ La f. é. m. E étant fonction de la différence des 

 températures t {t = t, — Ij entre les soudures, au 

 fur et à mesure que la soudure chaude s'échauffe, 

 E croît, et S aussi, naturellement; on choisit une 

 vitesse de chauffe assez lente, afin que l'étendue de 

 l'échelle (200 millimètres à droite ou à gauche duO) 

 soit parcourue en deux heures ou trois heures. 



Nous n'avons retenu que les nombres fournis 

 pendant le refroidissement, la chauffe ayant servi 

 à recuire le métal ou l'alliage pour faire disparaître 



