874 M. LAMOTTE — THERMOMÉTRIE ET CALORIMÉTRIE AUX TEMPÉRATURES TRÈS BASSES 



d'ébullilion du liquide contenu dans le calorimètre. 

 En pratique, le vase A renferme une paire de 

 litres d'air liquéfié de préparation ancienne, déjà 

 enrichi en oxygène par l'évaporation de l'azote, et 

 le calorimètre B contient également de ce liquide, 

 ce qui permet de maintenir la température inva- 

 riable pendant la durée d'une mesure. On étalonne 

 l'appareil en y introduisant un poids connu d'une 



riences préalables .semblaient indiquer qu'au.v 

 environs de (—90") 18.3°, la chaleur spécifique du 

 diamant devient sensiblement nulle. Toutefois, 

 d'après les observations de Dewar, elle reste mesu- 

 rable jusque vers (— 220°) 03°, quoiqu'elle diminue 

 très rapidement avec la température. Il en est de 

 même pour la glace: 



Fig. 1. — CaloriinHfre À air liquido. — A, enveloppe conte- 

 nant lie l'air liquide: B, calorimètre; C ou C,, substance 

 à étudier; D, joint (le.Kible: E, tube pour l,e dégagement 

 de l'air liquide vaporisé: F, tube gradué. — A droite, dis- 

 positif pour introduire la substani-e par portions succes- 

 sive?, au moyen d'ime tige P, glissnnl dans un bouchon Q. 



substance à poids atomique élevé, comme le 

 plomb, dont la chaleur spécifique dépend peu de 

 la teznpérature. 



La sensibilité du calorimètre varie avec la nature 

 du liquide calorimétrique, comme le montre le 

 Tableau II. 



Diamant 

 Grapliite 

 Glace. . 



0.0794 

 0,1341 

 0,463 



0,0190 

 0,0.ï99 

 0,28o 



0,0043 

 0,0133 

 0,146 



Il semble, à en juger par ces mesures, que les 

 vibrations moléculaires s'affaiblissent de plus en 

 plus quand on s'approche du zéro absolu, et sans 

 doute cessent complètement au zéro même. 



Les métaux ont alors leur conductibilité élec- 

 trique maximum, les substances non métalliques 

 et les électrolytes leur conductibilité minimum. 



« Pour se faire une image grossière des chan- 

 gements produits par le refroidissement, on peut 

 se représenter les molécules du métal comme des 

 tubes à large rebord, ces rebords glissant l'un sur 

 l'autre, de manière qu'un tluide circulant dans une 

 série de ces tubes, placés bout à bout, soit gêné 

 plus ou moins dans son déplacement par les oscil- 

 lations qui se produisent à tous les joints. A 

 mesure que la température s'abaisse, les rebords se 

 rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce que linale- 

 ment ils co'incident. La conductibilité atteint alors 

 son maximum, car elle n'est plus fonction que de 



Tableai II. — Propriétés des liquides calorimétriques. 



L'oxygène est donc environ deux fois plus sen- 

 sible que l'élhylène, l'hydrogène cinq à six fois 

 plus sensible que l'oxygène. 



En pratique, il est commode d'employer l'air 

 liquéfié, parce qu'il n'y a pas à craindre le mélange 

 avec les gaz de l'atmosphère. Pour se servir de 

 l'hydrogène, il faut empêcher l'accès de l'air dans 

 l'appareil, qui doit être alors modillè coiiiiiic on le 

 voit sur la ligure 2. 



Les résultats les plus intéressants obtenus par 

 cette méthode sont ceux qui sont relatifs au car- 

 bone, diamant ou graphite, et à la glace. Des cxpé- 



la section des tubes et du frottement, 

 réduite par les oscillations des Uibes. » 



être 



11. 



Tuermométriï:. 



Les thermomètres à résistance de platine, qui 

 ont rendu de grands services dans la mesure des 

 températures basses, ne sont plus utilisables aux 

 températures très basses, parce que leur sensibi- 

 lité est trop réduite. Le coefficient de variation de 

 la résistance du platine diminue, en effet, beaucoup 

 quand la température est 1res basse. 



