M. LAMOTTE — THERMOMÉTRII': ET CALOllIMÉTRlE AUX TEMPÉRATURES TRÈS BASSES 875 



Mais les thermomètres à gaz sous volume cons- 

 tant permettent de pousser les mesures jusqu'au 

 voisinage de la température d'éhullition du gaz, 

 qu'on emploie un gaz simple comme l'hélium, 

 l'oxygène, l'hydrogène, ou un g.iz composé comme 

 l'anhydride car- 

 bonique. Il suf- 

 fit que la pres- 

 sion initiale du 

 gaz soit infé- 

 rieure à la pres- 

 sion atmosphé- 

 rique. 



La V a 1 e u r 

 moyenne de la 

 tempérât u r e 

 •d'ébullition de 

 l'oxygène, dé- 

 terminée par ce 

 procédé, est 



(— isa^o c.) 



90°,5abs.etcelle 

 <le l'hydrogène 

 {—252°, 5) 20°, 5 abs. Cette valeur relative à l'oxy- 

 gène est d'accord avec la moyenne des résultats 

 obtenus par Wroblewski, Olzewski et autres. 



La température de fusion de l'hydrogène, mesu- 

 rée par le thermomètre à hélium, est 15° abs. 



En comparant entre eux un grand nombre de 



thermomètres à résistance, on a reconnu qu'aux 



basses températures leurs indications sont très 



variables, et qu'aux environs de la température 



d'ébullition de l'hydrogène, il est impossible 



d'obtenir une mesure quelque peu précise avec les 



instruments de ce genre. A cette température, la 



résistivilé est réduite à une fraction de sa valeur 



^ no ■ , l , • l ,.1 



à 0°, qui est j-^ pour le cuivre, —pour 



Fin;. 2. — Caloriiiiitrc à hydrogène liquide. — A, générateur d'hydrogène 

 pour remplir l'appaieil; 15, dessiccateur; C, lobinel à 3 voies; D, caloii- 

 uiètre; E,tube de dégagement de l'hydrogène vaporisé dans le calonmètre. 



lo;; ' "^ ' ;iO 



à ~ pour le platine, — pour l'argent. 



l'or, 



« 



1 



17 



La résistivité d'un métal sans alliage paraît 

 diminuer constamment quand la température 

 s'abaisse et, dans chaque cas, tendre vers une 

 limite asyinptotique définie. Ce sont l'or et l'ar- 

 gent qui fournissent les meilleures mesures. 



Ce.serait un travail d'un grand intérêt, mais qui 

 présente de grosses difficultés, de poursuivre cette 

 étude sur des échantillons de métal juirifiés avec 

 toutes les ressources de la Chimie. 



Dewar s'est servi des propriétés du charbon 

 pour construire un thermomètre à gaz qui a, sur 

 les autres, l'avantage que sa sensibilité augmente 

 quand la température baisse. Un ballon A (fig. 3) 

 renferme le charbon saturé d'air, d'hydrogène ou 

 d'hélium sous une pression convenable. En V se 

 trouve de l'air ou de l'hydrogène li([uide; l'espace 



entre A et D est rempli de la vapeur du liquide V. 

 En faisant tomber sur le ballon un faisceau de 

 lumière peu intense, on observe une dénivellation 

 sensible du manomètre. 



La chaleur dégagée par le radium peut être me- 

 surée à l'aide du 

 calorimètre à 

 oxygène ou hy- 

 drogène liqui- 

 des. 



Un écran tic 

 blende, sembla- 

 ble à celui du 

 spinthariscope 

 de Crookes, ne 

 s c i n t i 1 le plus 

 sous l'action du 

 radium quand il 

 est refroidi à la 

 température de 

 l'air liquide. 

 Mais, cjuand on 

 refroidit le ra- 

 dium, place, ainsi que l'écran, dans le vide, les scin- 

 tillations .sont aussi intenses qu'à la température 

 ordinaire. C'est une preuve de plus que les subs- 

 tances phosphorescentes perdent cette propriété 



Fie. 3. — Tliermomèlrc à gaz de Dew,ir. — A, ballon ren- 

 fermant du charbon saturé de gaz: \', aii' ou hydrogénr 

 liquide: E, tube par lequel l.i pression du gaz vaporise se 

 communique au manomètre; C. F. lobinets. 



aux températures très liasses el que le radium 

 est une substance tout à fait esceplionnelle. 



111, 



iiE3I.\R0UES SUR L EVALUATION 

 DES TEMPÉRATURES, 



Les températures que nous avons énoncées dans 

 i qui précède sont exprimées dans le système 



