— 6 — 



Obgleich der nunmehr beschriebene, zunächst zur 

 Demonstration bestimmte Apparat schon zu einigen Zwecken 

 angewendet werden könnte, und es z. B. leicht wäre, in 

 Schälchen oder Gläsern Gegenstände, die man der Wir- 

 kung des luftleeren Raumes aussetzen will, vermittelst 

 an dem Deckel angebrachter Hacken aufzuhängen, so kann 

 derselbe jedoch eine viel bequemere Einrichtung erhalten, 

 wenn ein mehr weiter als hoher Glascylinder gewählt 

 wird. Auch kann alsdann füglich das Barometer wegge- 

 lassen und statt eines solchen eine gewöhnliche abge- 

 kürzte Barometerprobe, wie bei Luftpumpen, die nur die 

 letzten 2 Zoll der Verdünnung angiebt, mit in das Gefäss 

 eingeschlossen werden. 



Beim Einführen des kohlensauren Gases wird alsdann 

 der Kork in a weggelassen und die Rohre so eingesetzt, 

 dass die atmosphärische Luft neben ihr heraustreten kann. 

 Fig. 4 zeigt einen solchen Apparat. Auf 3 kleinen Blei- 

 füssen, die in der Schwefelsäure stehen, ist eine runde 

 Blechscheibe aufgelöthet, welche als Tisch dienl um be- 

 liebfge Gegenstände nebst dtm abgekürzten Barometer 

 darauf zu stellen, üeber diesen steht ebenfalls auf 3 Füssen 

 das Schälchen, welches den Kalk enthält. 



Man kann endlich dem Apparat die gewohnte Form 

 der Luftpumpenglocke geben. 



a. Fig. 5 eine Schale mit Schwefelsäure: 



b. ein Tischchen von Messingblech, auf welches die 

 Gegenstände nebst der Barometerprobe gestellt werden; 



c. ein Schälchen, welches den Kalk enthält. 



Die Röhre, welche das kohlensaure Gas herv^nführt, 

 wird zuerst an der Stelle der Kugelröhre d ohne Kork 

 so eingesetzt, dass neben derselben die atmosphärische 

 Lufi heraustreten kann und da die Röhre durch die in 

 der Mitte durchbohrlen Schalen c und b bis auf die Ober- 



