- 5 — 



besser mit Aelzkalilauge gefüllte Röhre Fig. 2 luftdicht 

 eingesetzt und hierauf durch Erhitzung der Kugel mit 

 einer Weingeistlampe die Flüssigkeit in den Kalk enlleerl. 



Nachdem die im ersten Augenblick entstehende Er- 

 hitzung des Kalkes, welche oft das Austreten einer ge- 

 ringen Menge Gases durch das Quecksilber veranlasst, 

 vorüber ist, steigt dieses schnell in die Höhe. 



Ist der Apparat (bei den angegebenen Dimensionen) 

 in guter Ordnung, so ist gewöhnlich in 5-6 Minuten eine 

 Verdünnung bis auf 12 Millimeter Barometerstand erreicht, 

 d. h. so viel als die Absorption der Kohlensaure über- 

 haupt gewähren kann. Die noch übrige Tension rührt 

 vom Wasserdarapfe her, welcher nun allmählig von der 

 Schwefelsäure aufgenommen wird, aber, wie bei der 

 Luftpumpe, einer längern Zeit bedarf. Man wird jedoch 

 finden, dass in zwei Stunden auch dieser verschwunden 

 und die Quecksilbersäule sehr annähernd dem Barometer- 

 stände gleich ist. 



Man sollte aus theoretischen Gründen vermuthen, 

 dass eine nur unvollkommen annähernde Verdünnung 

 durch dieses Verfahren erzielt werden könnte, denn wie 

 soll man denken, dass das kohlensaure Gas die atmosphä- 

 rische Luft gänzlich auszutreiben im Stande sei? Man 

 wird jedoch durch die Thatsache belehrt werden. Es ist 

 mir oft gelungen die Verdünnung so weit zu bringen, dass 

 kaum 1 Millimeter Unterschied zwischen dem Barometer- 

 stande und demjenigen unserer Probe gefunden werden 

 konnte, eineVerdünnung, wie sie durch wenige Luftpumpen 

 erlangt wird. 



Es bedarf kaum der Erinnerung, dass bei dieser Be- 

 stimmung der Punkt der Baromelerskale genau einzu- 

 stellen und der Depression des Quecksilbers in der Röhre 

 die gehörige Rechnung zu tragen sei. 



