17] EınE BESTIMMUNG DES OHM. 57 
9, Das Galvanometer. 
Der Draht, doppelt mit weisser Seide umsponnen und durch 
Paraffin gezogen, war auf eimen Rahmen von Holz m zwei Ab- 
"theilungen gewickelt. Der Rahmen war nicht durchbrochen, die 
Magnete deshalb an emem Bügel aus Aluminium aufgehängt ähnlich 
dem bei dem MEISSNER-MEYERSTEIN schen Galvanometer”). Es wurde 
ein System von drei Magneten benutzt, von denen einer in der Mitte 
der Windungen und je einer über resp. unter denselben schwingt. 
Dieselben waren von einander und von dem Bügel isolirt. Zwei der- 
selben bildeten ein astatisches Paar, der dritte war bedeutend 
schwächer. Es wurde durch diese Anordnung eine grosse Empfind- 
lichkeit bei sicherer Nullpunktslage erreicht und überflüssige Gewichte 
vermieden, die sonst zur Erzielung emer grossen Schwimgungsdauer 
nöthig gewesen wären. Eine Dämpfung war nicht angebracht, die 
Ablenkungen wurden durch Beobachtung der Umkehrpunkte bestimmt. 
Bei etwa 4m Scalenabstand betrugen die doppelten Ablenkungen 
ca. SOO mm. Die Ablenkungen bei der Messung der Inductions- 
ströme und bei der des econstanten Stromes waren stets bis auf wenige 
Scalentheile einander gleich, so dass es nicht nöthig war, für die 
Reduction auf Bogen den Scalenabstand mit der äussersten Genauig- 
keit zu messen. Die Theilungsfehler der Fernrohrscala waren bekannt, 
10. Aufstellung der Apparate. 
Das Solenoid stand vertical '/) m über dem Fussboden, Im 
entfernt von der Zimmerwand auf einem Brett mit Fussschrauben. 
Die Inductionsrolle war darüber geschoben und ruhte mit drei Stell- 
schrauben auf zwei in der Wand befestigten Balken. Da der innere 
Durchmesser der Holzrolle nur 0.5 em grösser war als der äussere 
Durchmesser des Solenoids. so war es leicht, die Axen der beiden 
zur Comeidenz zu bringen. Uebrigens hat ein Fehler von 2—3 mm 

in der Einstellung auf das schliessliche Resultat keinen messbaren 
Einfluss. Ebenso hat es keine Schwierigkeiten, die Mittelpunkte bis 
auf 0.lcm genau zum Zusammenfall zu bringen. Eine solche Ge- 
nauigkeit ist aber auch hierbei gar nicht erforderlich, denn em Fehler 
von lem bei dieser Einstellung giebt im Endresultate erst eine Ab- 
weichung von höchstens 0.002°/.. In dem Zimmer war ausser den 
Thür- und Fensterbeschlägen kein Metall. Alle anderen Apparate 
standen in einem anstossenden Zimmer und hatten in Luftlinie min- 
*) G. WIEDEMANN, Bleetrieität, III. 299. 
Berichte. 1886. Heft 1. 2 
