18 Hinstepr: [18 
destens eine Entfernung von 13 m von dem Solenoid. Alle Ver- 
bindungsdrähte waren mit Kautschuck überzogen und leicht zusammen- 
gedreht, alle Stromwender ete. aus Paraffın und Siegellack angefertigt. 
Trotzdem diese letzteren, wenn nicht benutzt, sorgfältig durch über- 
sestülpte Kasten geschützt wurden, sammelte sich auf denselben doch 
stets etwas Staub an. Derselbe wurde vor jedem Versuche mit einem 
Haarpinsel entfernt, dann aber noch alle diese Apparate mit der 
Flamme des Bunsen’schen Brenners überfahren. Bei Beobachtung 
dieser Vorsichtsmaassregeln habe ich nie Störungen in der Isolation 
bemerkt. Die Schneiden des Disjunetors wurden vor jedem Versuche 
neu verkupfert und amalgamirt, das Quecksilber in den Rinnen sehr 
sorgfältig geremigt durch Waschen und Filtriren, so dass es blanke 
gute Kuppen bildete. 
Von grosser Wichtigkeit war, dass bei der Messung des con- 
stanten Stromes die Ableitung genau an den Enden des Widerstandes 
v (Fig. 1) stattfand. Die Electroden dieses bestanden aus amal- 
samirten Kupferstangen von 6mm Durchmesser. An diese wurden 
die Zu- resp. Ableitungsdrähte, ebenfalls amalgamirt, angelegt und 
(durch umgewickelten Kupferdraht festgeschnürt, das Ganze dann m 
(uecksilbernäpfe getaucht. Bei anderen Versuchen tauchten die 
Enden von r in die mit Quecksilber gefüllten Bohrungen von Messing- 
klötzen, an welehe die Zu- und Ableitungsdrähte angelöthet waren. 
Die Methode setzt voraus, dass der Widerstand des secundären 
Kreises r, + w, bei der Messung der Induetionsströme (Schaltung T)*) 
eleich ist dem Widerstande r + w, bei der Messung des constanten 
Stromes (Schaltung II). Die Schaltung I konnte durch eine einzige 
Drehung eines passenden Commutators übergeführt werden im 
Schaltung II, indem dabei die Unterbrecher D, und D, ausge- 
schaltet und durch ihnen gleiche Drahtwiderstände ersetzt wurden 
und indem w, ersetzt wurde durch die Leitung des secundären Kreises 
nachdem aus dieser r, weggelassen war. Vor resp. nach jedem Ver- 
suche wurden nun die betreffenden Widerstände abgeglichen resp. 
ihre Gleichheit controlirt, indem zuerst die Leitimg des secundären 
Kreises (Schaltung I) in den emen Zweig eines Differentialealvano- 
meters eingeschaltet wurde, dessen anderer Zweig einen Widerstands- 
kasten und einen Jacopr'schen Rheostaten enthielt. Erfolgte kem 
Ausschlag mehr am Galvanometer, so wurde Schaltung I durch Um- 
legen des oben erwähnten Commutators in Schaltung II übergeführt 
*\ r a 
) Vergl. pe. 2. 
