0 HImsTEDT: [20 
wie schon erwähnt "a S.E oder 1 S.E oder 2 S.E. Damit der 
Ausschlag am Galvanometer eme passende Grösse hatte, wurde ent- 
weder die Stärke des inducirenden Stromes geändert indem der 
Widerstand des primären Kreises vergrössert oder verkleinert wurde, 
oder die Stärke des inducirten Stromes im entsprechender Weise 
resulirt oder die Empfindlichkeit des Galvanometers geändert, indem 
eine oder beide Drahtwickelungen benutzt wurden oder aber der 
dritte Magnet des Systems schwächer oder stärker genommen wurde. 
Die Schwingungsdauer des Galvanometers betrug 15 bis 33 Sec. 
Da mit dem Galvanometer eine Reihe schnell auf einander fol- 
gender Induetionströme gemessen werden sollte, so war es denkbar, 
dass die Dicke der Maenete von Einfluss gewesen wäre. Es wurden 
desshalb zu einer Anzahl von Versuchen Magnete von 6 mm Durch- 
messer, zu den übrigen Versuchen solche von nicht ganz Imm Durch- 
messer benutzt. Die erhaltenen Resultate weichen nicht von einander ab. 
Die Stärke des inducirenden Stromes betrug 0.0008 bis 0.01 
Ampere. Die Versuche wurden ausgeführt mit Schliessungs- und 
mit Oeffnungs-Inductions-Strömen. Die Versuchsanordnung setzt 
voraus, dass die electromotorische Kraft des benutzten Elementes 
während der Dauer eines Versuchs stets dieselbe ist, unabhängig 
davon, ob das Element periodisch, wie bei der Beobachtung der 
Induetionsströme, oder dauernd, wie bei der Messung des constan- 
ten Stromes, in Anspruch genommen wird. Es liegt desshalb der 
Einwand sehr nahe, dass die Polarisation ın der Kette zu Fehlern 
Veranlassung geben kann. Um diesem Eimwande zu begegnen wurden 
benutzt: 
1) Ein bis vier Danterv'sche Elemente, die direct den Strom 
in das Solenoid schickten. 
2) Vier bis sechs Bunsen’sche Elemente, die durch einen Draht- 
widerstand geschlossen waren. Von zwei passend gewählten Punkten 
dieses Widerstandes wurde der für diese Versuche nöthige Strom 
abgezweist. Hierbei sind also die Elemente stets geschlossen, durch 
den Unterbrecher D, wird nur der Widerstand des Stromkreises 
geändert. 
3) Eine 'Thermosäule. 
Alle Stromquellen lieferten übereinstimmende Resultate. 
Die Thermosäule bestand aus 130 Eisen- und Neusilberdrähten, 
die so auf em "am langes Brett gewickelt waren, dass die Löth- 
stellen an den beiden entgegengesetzten Enden desselben lagen. Die 
eine Reihe der Löthstellen befand sich in einem Glasgefässe mit 
