23] EinE BESTIMMUNG DES OHM. 23 
Bei den für tg %,/tg %, mitgetheilten Zahlen beträgt die grösste 
Abweichung vom Mittel nahezu 0.0003 des Gesammtwerthes. Ich 
muss bemerken, dass ausser diesem 1. Versuche nur noch zwei an- 
dere Beobachtungen (No. 10b und 17a der folgenden Tabelle) also 
im Ganzen 3 unter 66 eine ähnliche Ditterenz ergeben haben, bei 
allen anderen ist die ÜUeberemstimmung eine noch wesentlich bessere. 
Als Beispiel theile ich noch die Werthe des 2. Versuches Ib mit 
en 178.23 718.11 178.25 118.17 
ne. 198:60 198.28 798.42 198.25 
ig a,/tg 0, \ 
1.02583 1.02569 1.02586 1.02586 1.023568 1.02564 
Mittel: 1.02576 
Die grösste Abweichung vom Mittel beträgt nur 0.0001. 
Die folgende Tabelle enthält in der 1. Verticalreihe die Nummern 
der Versuche, in der 2. die Bezeichnung der bei dem betr. Versuche 
benutzten Abtheilungen der Inductionsrolle, in der 3. die Zahl der 
darın enthaltenen Windungen. V giebt das Potential des Solenoids 
auf die in Frage kommenden Windungen der Induetionsspule, T die 
Zimmertemperatur in der Nähe des Solenoids. In der Columne E 
bedeutet D Danıeut'sches, B Bunsex’sches, © Thermo -Element. 
Die Stromstärke im indueirenden Kreise 1, ausgedrückt m Ampöre, 
ist angenähert berechnet aus der electromotorischen Kraft der be- 
nutzten Elemente und dem Widerstande des Kreises. Unter r findet 
sich der Widerstand, welcher in absolutem Maasse gemessen werden 
sollte. Wenn nur 1.8. E. benutzt wurde, war dies stets No. 3619, 
richtig bei 20.9° 0. 2 —= 0.00036. Die Temperatur dieses Wider- 
standes, zu Anfang und zu Ende des Versuches abgelesen, findet 
sich unter t. Weiter bedeutet n die Anzahl der Unterbrechungen 
in der Secunde, 7 die Schwingungsdauer des Galvanometers in Secun- 
den, und tga,/tg%, das Verhältniss der reducirten Galvanometer- 
ablenkungen bei Schaltung I und II (efr. pe. 2). Endlich enthält 
die letzte Nummer den Werth der S. E. im absolutem Maasse aus- 
gedrückt d. h. im Bruchtheilen des Ohm. 
Zu der nachstehenden Tabelle muss ich noch die folgenden Be- 
merkungen machen. 
Bei den Versuchen No. la bis 13b hestand das Magnetsystem 
des Gralvanometers aus Magneten von 6 mm Durchmesser, bei allen 
übrigen Versuchen betrug der Durchmesser der Magnete noch nicht 
ganz lmm (cfr. pg. 20). 
