15] EınE BESTIMMUNG DES OHM. 15 
verbunden, das direct '/so Umdrehung abzulesen gestattete. Grezählt 
wurden bei jedem Versuche mindestens 900—1000 ganze Umdreh- 
ungen, so dass die erforderliche Genauigkeit leicht zu erreichen war. 
Der Apparat arbeitete sehr gleichmässig, so dass die Ablenkungen 
am Galvanometer durchaus constant waren. Es scheint mir dies em 
wesentlicher Vorzug dieses Disjunctors gegenüber dem von Herrn 
Rorrı benutzten zu sein und ich glaube, dass die Abweichungen, 
welche die einzelnen Beobachtungen des Herrn Rorrı von einander 
gezeigt haben, gewiss zum grössten Theile, wenn nicht ganz ihre Er- 
klärung finden in dem unregelmässigen Gange des von ihm benutzten 
Scauipr'schen Wassermotors. Eine andere Erklärung für dieselben 
vermag ich wenigstens nicht in der sehr sorgfältigen Untersuchung 
zu finden. 
7. Der Widerstand r. 
Der in absolutem Maasse zu bestimmende Widerstand betrug 
1 S.E oder !/s S.E oder 28.E und wurde gebildet aus zwei Ein- 
heiten von SIEMENS & HALSKE, die entweder einzeln oder neben 
oder hinter einander geschaltet zur Verwendung kamen. Dieselben 
hatten nicht die gewöhnliche Form der sogenannten Dosenemheiten, 
sondern waren mit Metallbüchsen umgeben, die mit Kaiseröl an- 
gefüllt wurden, so dass der Drahtwiderstand direct m dieser 
Flüssigkeit lag, mithin die Temperaturbestimmung eine durchaus 
sichere war. Ausserdem standen die Büchsen im einem grossen 
Flüssiekeitsbade und dieses in eimer mit Watte ausgefüllten Kiste, 
in Folge hiervon blieb die Temperatur während der Dauer einer 
Beobachtung vollständig constant. 
Da alle Reproduetionen der Quecksilbereinheit übereinstimmend 
gezeigt haben, dass die von SIEMENS & HALSKE ausgegebenen Etalons 
mit genügender Annährung den angegebenen Widerstand wirklich 
besitzen, so habe ich mich darauf beschränkt, die beiden Emheiten 
sowohl unter sich als mit einer Doseneinheit vor und nach den Ver- 
suchen zu vergleichen. Die Dosenemheit war ın der Zwischenzeit 
unbenutzt geblieben. Die Vergleichung geschah mittelst eines Diffe- 
rentialgealvanometers WIEDEMANN scher Construction. dessen Rollen 
aus 2 mm diekem Kupferdraht emen Widerstand von !/; S.E. hatten. 
In den einen Zweig wurde einer der zu vergleichenden Widerstände 
vı eingeschaltet. in den anderen ein ‚Jacogr' scher Rheostat und eine 
S. E., zu welcher em Widerstandskasten von 1—-5000 parallel ge- 
schaltet war. In diesem Kasten wurde Stöpsel 1000 gezogen und 
