13] EInE BESTIMMUNG DES OHM. K5 
jeder Abtheilung wurde berechnet aus den mit Papierstreifen ge- 
messenen Umfängen der einzelnen Lagen. 
Da die Dimensionen der Spule nur in das Correctionsghied 2 a 
eingehen, so ist die Genauigkeit dieser Bestimmung mehr als aus- 
reichend. Dagegen erschien es wichtig, die Zahl der Wimdungen b 
zu eontroliren, denn diese tritt m dem Ausdrucke für den Wider- 
stand r (pag. 2) direct als Factor auf. Diese Zahl war bei der 
Wickelung durch ein Uhrwerk bestimmt und waren ausserdem die 
Windungen jeder Lage direct gezählt, ehe eme neue Lage darüber 
gewickelt war. Es konnte hier aber ein Fehler dadurch entstehen, 
dass zwei Windungen in Folge mangelhafter Isolation in metallische 
Berührung getreten waren. Es wurden deshalb die mittleren Radien 
der einzelnen Abtheilungen nach der Methode von BosscHA”) mit 
einander verglichen. Zu dem Zwecke wurde die Spule als Tan- 
gentenbussole eingerichtet mit einem kleinen Magnet für Spiegel- 
ablesung, der Strom von zwei DANIELL’schen Elementen in zwei auf 
emander folgende Abtheilungen verzweigt und in die Leitung der 
einen von beiden so viel Widerstand zugeschaltet bis der Magnet 
nicht mehr abgelenkt wurde. Es besteht dann die Beziehung: 


d., ß,\2 a 
Ii+!% (*) ul er eat) ( ) 
W Pi REN Pr IENBL 
W Ps N, jl + 1a 
Se) ar (*) u 2, ee 
BD» . \Pe P2 } 
w der Gesammtwiderstand einer Leitung, £ der mittlere Radius einer 
Abtheilung, n die Zahl ihrer Windungon, % die halbe Breite, 8 die 
halbe Höhe des rechteckigen Querschnitts der Windungenu, % die halbe 
Länge des Maenets. 
Die äussersten Abtheilungen der Rolle, nämlich No. 15, 14 
und 13 bestanden je aus einer Lage von Draht, der mit einer dieken 
Kautschuckhülle umgeben war, so dass bei diesen ein Isolationsfehler 
nicht zu fürchten war. Die Vergleichung geschah deshalb m der 
Reihenfolge, dass No. 15. mit 14, No. 14 mit 13, No. 13 mit 12 
u. Ss. w. je zwei auf einander folgende Abtheilungen. Die nach- 
folgende Tabelle enthält m der 1. Columne die Nummer der Ab- 
theilung, in der 2. die Zahl ihrer Windungen, in der 3. den mittleren 
Radius gemessen mit Papierstreifen, in der 4. das Verhältniss 
Px-ı 
*) G@. WIEDEMANN, Electricität Bd. IIT. pg. 213. 
