8 HınmsTEDT: [8 
dehnungscoefficienten der Walze wenigstens angenähert zu bestimmen 
und zwischen 9° und 22°C. für ‚denselben gefunden: 0.00005. Mit 
Zugrundelegung dieses Werthes sind dann alle Messungen auf 14°C. 
redueirt. Mit demselben Apparate habe ich auch untersucht ob 
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft einen messbaren Einfluss ausübte. 
Die Feuchtigkeit der Zimmerluft wurde mit einem Ausvsr’schen 
Psychrometer bestimmt. Für Schwankungen der relativen Feuchtig- 
keit von 60°/o bis nahezu 90°/ konnte nicht die geringste Aende- 
rung in dem Durchmesser der Walze gefunden werden. Die defini- 
tiven Messungen haben ergeben: 
der kleinste Werth der grösste Werth im Mittel 
1a; © 323.3198 23.3289 23.3252 
Ib 23.3187 23.3293 23.3244 
Die Messung Ia wurde ausgeführt in den Tagen vom 23. bis 
27. October 1884, die Messung Ib vom 2. bis 8. Januar 1885. 
2. Messung: Durch umgelegte Papierstreifen wurden an 13 
Stellen die Umfänge der Walze gemessen. 
Die Streifen waren aus Pauspapier geschnitten wie beistehende 
Fig. zeigt, 4cm breit, die Strecke AB war um wenige Millimeter 

D A IR c 
SE BET mu 

kürzer als der zu messende Umfang. Bei dem Umlegen des Streifens 
wurde BÜ durch die Oeffnung bei A gezogen, an © und D.wurden 
je 250 Gramm angehängt und der Streifen, von dem tiefsten Punkte 
des Umfanges anfangend, mit beiden Händen elatt gestrichen. Nach- 
dem durch einen Stich mit einer feinen Nadel zwei überemander 
liegende Punkte des Streifens markirt waren, wurde derselbe so 
über den horizontal gelegten Glasstab gelegt, dass die Enden mit 
den Gewichten frei herunterhingen, dann wurden auf die Nadelstiche 
zwei Mikroskope mit Okularmikrometern eingestellt und abgelesen, 
der Papierstreifen entfernt, der Maassstab durch Fussschrauben um 
die Papierdicke gehoben, so dass die Mikroskope jetzt auf die 
Theilung des Maassstabes scharf eingestellt waren und dann an diesen 
ihre Entfernung von einander abgelesen. ‚Jeder Umfang wurde zwei 
Mal gemessen. Aus der so gefundenen Länge 7 und der Dicke 
des benutzten Papiers ö wurde der Durchmesser berechnet: 
D=-2, 
ö betrug 0.07 mm. 
