7] EıE BESTIMMUNG DES OHM. 7 
gleichung benutzte Glasstab T war eylindrisch, ec. 2cm diek und wie 
Fig. 4 zeigt in eine mit Stellschrauben versehene Messingplatte P 
eingekittet. In der Mitte jeder der beiden senkrecht zur Längsaxe 
angeschliffenen Endtlächen des Stabes war ein Kreisring eingeätzt 
von nicht ganz 3 mm Durchmesser. Der Abstand dieser so markirten 
Kreistlächen ist in der Normal-Aichungs-Commission zu Berlin be- 
stimmt zu 23.3264cm bei 18.5°C. mit einer wahrschemlichen Un- 
sicherheit von 0.0002—0.0003 cm. Um mit diesem Abstande die 
Durchmesser der Walze zu vergleichen, wurde zunächst die Platte E 
(Fig. 3) mit Hülfe einer Libelle horizontal gestellt und an den Schrau- 
ben K so lange gedreht bis die Axe der Sphärometerschraube X 
senkrecht stand über dem Knopfe B, dann der Dreifuss (Fig. 4) 
mit dem Glasstabe zwischen den Knopf B und das Ende der Mikro- 
meterschraube gestellt, an den Fussschrauben des Dreifusses gedreht, 
bis die untere Kreisfläche des Glasstabes mit dem Knopfe B in Be- 
rührung kam, die Sphärometerschraube bis zur Berührung mit der 
oberen Kreisfläche gedreht und ihre Stellung an der Theilung ab- 
gelesen. Der Eintritt der Berührung wurde hierbei immer ım 
Mikroskop an der beginnenden Bewegung der Newton’schen Ringe 
erkannt. Hierauf wurde der Glasstab entfernt und die Stellung der 
Sphärometerschraube für einen Durchmesser der Walze bestimmt. 
Die letztere ruhte hierbei auf einem resp. zwei passend gepolsterten 
Schlitten, welche durch Schrauben in drei zu einander senkrechten 
Richtungen bewegt werden konnten. Um sicher zu sein, dass der 
tiefste resp. höchste Punkt eines Querschnitts der Walze mit dem 
Knopfe B resp. dem Ende der Sphärometerschraube in Berührung 
war, also nicht etwa eine Sehne statt des Durchmessers gemessen 
ward, wurde die Walze senkrecht zu ihrer Längsaxe erst ın der 
einen, dann in der entgegengesetzten Richtung verschoben und für 
alle Stellungen, S—10 im Ganzen, die Eimstellung der Sphärometer- 
schraube abgelesen. Der grösste hierbei gefundene Werth war dann 
der des Durchmessers. Dieses Hin- und Herbewegen wurde 4 Mal 
wiederholt, so dass für jeden Durchmesser drei Ablesungen gewonnen 
wurden. Dieselben differirten nie um mehr als 0.005 mm. 
Die Temperatur der Räume in welchen die Messungen aus- 
geführt wurden und in welchen die Walze bis nach Beendigung aller 
Beobachtungen stehen blieb, lag stets (Nacht und Tag) zwischen 
13° u. 16°C. Um auch diese Unterschiede in den Temperaturen 
in Rechnung ziehen zu können, habe ich vor Beginn der eigentlichen 
Messungen versucht, mit dem eben beschriebenen Apparate den Aus- 
