6 HIMSTEDT: [6 
Zu den Zeitmessungen diente ein Marine-Chronometer von 
Bröcking m Hamburg, das halbe Secunden schlug. Der Gang des- 
selben wurde durch Zeitbestimmungen controlirt. 
4. Das Solenoid. 
Das Solenoid ist auf eme vielfach verleimte hohle Walze aus 
Holz gewickelt, wie solche in den Orchestrions verwendet werden. 
Dieselbe ist im Jahre 1868 angefertigt und im Mai 1884 für den 
vorliegenden Zweck nochmals abgeschliften und auf der Drehbank 
pohrt. Der Durchmesser derselben wurde auf drei verschiedene 
Arten *) bestimmt, die so gewählt waren, dass sie zugleich ein Ur- 
theil ermöglichten darüber, ob der Querschnitt der Walze mit ge- 
nügender Annäherung ein Kreis und ob ebenso die ganze Walze ein 
Cylinder war. 
1. Messung: Mittelst einer Mikrometerschraube wurden an 13 
über die Länge der Walze gleichmässig vertheilten Punkten je 6 Durch- 
messer desselben Querschnitts verglichen mit der Länge eines Glasstabes. 
Fig. 3 stellt die benutzte Eimrichtung dar. Eine mit 3 Fuss- 
schrauben versehene 3 cm dicke Eisenplatte E trägt auf drei Messing- 
säulen M eine in der Mitte durchbrochene Metallplatte S, in welche 
die Gewinde eingeschnitten sind für drei Schrauben mit flachabgedreh- 
ten Köpfen K. Auf diesen ruhen die Füsse eines Sphärometers von 
Breithaupt und werden in ihrer Stellung durch die Klemmen F ge- 
sichert. In der Mitte der Platte E sind zwei Glasstücke G so aufge- 
kittet”®), dass sie im reflectirten Lichte die Nzwron’schen Ringe zeigen 
und dass diese ihre Lage ändern, sobald man die oberste Glasplatte 
resp. den kleinen auf derselben befestigten Knopf B berührt. Die 
Ringe werden mit einem Mikroskop beobachtet. Der ganze Apparat 
ruht auf einer in die Wand emgegypsten Steinplatte. Der zur Ver- 
*) Ich habe auch versucht den Durchmesser durch Kathetometermessungen 
zu bestimmen, aber keine brauchbaren Werthe erhalten. Die Einstellungen auf 
denselben Punkt einer Seitenkante der Cylinderfläche differirten um mehr als 0.1 mm 
je nachdem ich die Kante von der hinteren oder der vorderen Seite beleuchtete, 
je nachdem ich das Licht direet auffallen liess oder durch mattgeschliffene Glas- 
platten gehen liess ete. Achnliche Beobachtungen hat auch Herr WıLp gemacht, 
doch ist es ihm bei seinen Apparaten gelungen, eine Einrichtung zu treffen, die 
übereinstimmende Resultate lieferte. „Bestimmung des Werthes der S. E. in ab- 
solutem Maasse“. Mem. de l’Acad. de St. Petersbourgh. VII Ser. T. XXX. 
No. 2, pg. 81. 
**) Vergl. K. R. Koch. Ueber eine Methode zur genauen Dickenmessung mit 
dem Sphärometer. Wied. Ann. III. pg. 611, 1878, 
