— 93 — 



der Lufttemperatur anstrebt. Halten wir uns an diese 

 Genauigkeitsgrenze, so trägt es sicli also, ob nicht inner- 

 halb der obigen Vorschrift noch eine Menge von Auf- 

 stellungen eines Thermometers möglich seien, welche 

 auf seine Angaben einen grössern fehlerhaften Einfluss 

 ausüben können als 0,1 Grad. 



Ich habe diese Frage im Hinblick auf die demnächst 

 zu errichtenden meteorologischen Stationen im Kanton 

 Bern experimentel zu entscheiden gesucht. Zu dem 

 Ende wurden 9 Thermometer an verschiedenen, weiter 

 unter näher bezeichneten Stellen der nordwestlichen Wand 

 der Sternwarte und in ihrer Nähe angebracht und ihr 

 Stand vom 14. — 17. September von Morgens 8 Uhr bis 

 Abends 10 Uhr alle zwei Stunden abgelesen. Die Ther- 

 mometer waren alle, bis auf zwei mit willkürlicher Thei- 

 luug, direkt im Zehntel eines Celsius'schen Grades ge- 

 theilt und gestatteten so, Hundertel eines Grades zu 

 schätzen ; diejenigen mit arbiträrer Skale hatte ich nach 

 der Neumann'schen Methode *) calibrirt und ihre Normal- 

 punkte kurz vorher neu bestimmt. Mit diesen so genau 

 berichtigten Thermometern wurden dann am Schlüsse 

 der Untersuchung alle übrigen innerhalb des in Betracht 

 gekommenen Temperaturintervalls verglichen und ihre 

 Angaben darnach korrigirt. 



Die Resultate der Beobachtung sind in der folgenden 

 Tafel zusammengestellt und die durch A., B., C. etc. 

 dargestellten Thermometer an den nachstehenden Loka- 

 litäten aufgehängt : 

 A. an der nordwestlichen mit Holzscliindeln bekleideten 



Wand des frei liegenden Observatoriums, in 0,03°* 



*3 Die Neuniänn'sche MethoJe der CalibriruMg kommt ihrm Prin- 

 xlpicn nach eanz mit der von Bessel Pogg. Ann , Bd. 6, S. 27, ver- 

 öfT'cntlichten überein. 



