- 9(i ~ 



Sonnenschein fast ohne Ausnahme ziemlich höhere Tem- 

 peraturen zeigen , als die am Hause angebrachten. Da 

 der Pfalil frei in die Luft hinein ragt; so könnte man 

 verleitet werden, die Angaben seiner Thermometer als 

 der wahren Lufttemperatur näher kommend zu betrachten 

 und also den Stand der Thermometer am Hause als zu 

 niedrig anzusehen. Dieser Folgerung widersprechen in- 

 dessen unzweideutig die Beobachtungen des letzten Tages, 

 wo der Sonnenschein von einem starken Winde begleitet 

 war. Da zeigt nämlich das obere, der vollen Wirkung 

 des Windes ausgesetzte Pfahlthermometer im Durch- 

 schnitt dieselbe Temperatur, wie diejenigen am Hause. 

 Wir haben also umgekehrt aus den Beobachtungen zu 

 schliessen, dass bei Sonnenschein die Thermometer am 

 Pfahle eine zu hohe Temperatur angaben, dass also die 

 Aussetzung an einem schmalen isolirten Pfahle zur Auf- 

 lindung der wahren Lufttemperatur nicht geeignet ist. 

 Die höhere Temperatur auf der Rückseite des Pfahls, 

 wenn die Sonne auf seine vordere Fläche scheint, dürfte 

 meiner Ansicht nach weniger von einer Durchwärmung- 

 des Pfahls herrühren , als von einer starken Erhitzung 

 der vordem und Seitenflächen des Pfahls, die dann durch 

 Strahlung und Leitung auch der benachbarten Luft sich 

 mittheilt und so bewirkt, dass Ströme erwärmter und daher 

 spezifisch leichterer Luft am Pfahl emporsteigen und 

 dabei auch auf die Rückseite geJangen. Ein starker 

 Wind führt die erhitzte Luft mit sich weg und verhindert 

 daher ihren störenden Einfluss auf die Thermometer^ 

 wie sich das aus den Beobachtungen am letzten Tage 

 und zum Theil auch schon aus denen am zweiten Tage 

 ergibt. 



Wenn wir nun auch von diesen fehlerhaften Angaben 

 der Pfahlthermometer absehen, so zeigen sich doch immer 



