- 97 — 



noch in den Ständen der verschiedenen Thermometer 

 zum Thcil sehr bedeutende Differenzen ; Differenzen^ die 

 selbst da, wo sie am kleinsten sind, noch 0,2''#betragen. 

 Schliessen wir endlich auch noch die Angaben derjenigen 

 Thermometer von unserer Betrachtnng aus, welche sich 

 in einer geringern Höhe als 2,4"^ über dem Boden be- 

 fanden, so beträgt dann .auch nur zwei Male die Diffe- 

 renz bei den übrigen bloss 0,1'"^. Unsere Beobachtungen 

 ergaben also das negative liesultat, dass die gewöhnliche 

 Vorschrift zur Beobachtung der Lufttemperatur nicht 

 präcise genug ist, um dieselbe mit einer Genauigkeit von 

 0,1 ' zu erhalten. 



Ehe wir nun dazu übergehen, die Umstände näher 

 zu untersuchen, welche auf die Angaben eines Thermo- 

 meters Einfluss haben können, um dann daraus genauere 

 Vorschriften zur Bestimmung der Lufttemperatur abzu- 

 leiten, wollen wir vorher noch aus der obigen Tafel für 

 die gewöhnliche Praxis auch ein positives Resultat zu 

 ziehen suchen. Es werden verhältnissmässig nur an sehr 

 wenigen Punkten der Erdoberfläche zweistündliche oder 

 gar stündliche Beobachtungen über die Temperatur der 

 Luft angestellt, da eben dazu stets eine grössere Zahl 

 von Beobachtern oder kostspielige Eegistrirapparate noth- 

 wendig sind; gewöhnlich begnügt man sich damit ^ den 

 Stand des Thermometers zu gewissen Stunden des Tages 

 aufzuzeichnen. Bei der Auswahl dieser Stunden hat man 

 sich bisher von dreierlei Eücksichten leiten lassen. Man 

 suchte sie so zu wählen, dass erstlich aus diesen verein- 

 zelten Beobachtungen mit möglichst grosser Annäherung 

 die wahre mittlere Temperatur, des Tages, wie sie sich 

 nämlich als Mittel aus stündlichen Beobachtungen ergab, 

 gefunden werden konnte, sodann dass dieselben auch ein 

 ungefähres Bild des Ganges der Temperatur im Laufe 

 Bern. Mltthfjl. 452 b. 453 



