— 100 — 



derjenigen Thermometerstände gebildet, welche am stärk- 

 sten von einander abweichen und daraus dann je die 

 nachstehenden Mittelwerthe gezogen : 



8 10 12 2 4 6 8 10 Stunde. 

 0,60 0,7^ 1,1'J 0,60 0,8'^ 0,5' 0,7^ 0,8' Differenz. 



Dabei sind wieder die Angaben der Pfahlthermome- 

 ter bei Sonnenschein und diejenigen der tiefer gehängten 

 Thermometer ausgeschlossen worden, x^us den vorste- 

 henden Zahlen würde nun folgen, dass 12 Uhr die un- 

 günstigste Zeit für Thermometerablesungen ist, dass 

 dagegen bei Beobachtungen am frühen Morgen, Mittags 

 um 2 Uhr und Abends um 6 Uhr die fehlerhafte Auf- 

 stellung den geringsten Einfluss hat. *) Halten wir uns 

 an die Zeiten der beiden letzten der obigen Combina- 

 lionen, so würde die fehlerhafte Aufstellung immer noch 

 einen mittlem Fehler von 0,7» bedingen, also bedeutend 

 grösser als der mittlere Fehler oben. Wenn wir also 

 auch eine nur dem letztern entsprechende Genauigkeit 

 erzielen wollten, so entstände schon die Aufgabe, die 

 Umstände zu erforschen, welche auf den Stand eine» 

 Thermometers nachtheilig influiren. 



Wäre die Luft ein athermaner, die Wärme gut lei- 

 tender Stoff", so wäre es ziemlich einfach, ihre Tempe- 

 ratur zu ermitteln. Da aber gerade das Gegentheil da- 

 von statt hat, so macht die Bestimmung ihrer Temperatur 

 nicht geringe Schwierigkeiten. Ein Thermometer näm- 



*) Es dürfte gewa^^t erscheinen, aus den Beobachtungen weniger 

 Tage so allgemeine Schlüsse ziehen zu wollen, wenn nicht theoretische 

 Beobachtungen und Erfahrungen über den täglichen Gang der Tempe- 

 ratur für ihre Richtigkeit sprächen. Im Sommer und Winter werden 

 zwar obige DiiTerenzen allerdings etwas anders ausfallen und es sollen 

 daher darüber behufs grösserer Sicherheit noch weitere Beobachtungen 

 Angestellt werden. 



