— 101 — 



lieh, das wir zu dem Ende in dieselbe bringen, setzt 

 sich durch Strahlung sofort in Beziehung mit nähern 

 und entferntem Körpern oder Räumen von anderer Tem- 

 peratur , als die unmittelbar umgebende Luft; es wird 

 daher auch eine etwas andere Temperatur annehmen, 

 als die letztere. Die Strahlung gegen die Umgebung 

 bildet somit eine erste Fehlerquelle. Das Thermometer 

 bedarf ferner in der Luft einer Unterstützung. Besteht 

 diese aus einem gutleitenden Stoffe, so kann dadurch 

 Wärme zu — • resp. weggeführt werden. Die Leitung 

 der Wärme durch die Unterstützungsvorrichtung kann 

 somit zu einem zweiten Fehler Veranlassung geben. 

 Eine dritte Fehlerquelle kann im Instrumente selbst 

 liegen. Damit nämlich dasselbe die Temperatur der un- 

 mittelbar umgebenden Luft leicht und schnell annehme, 

 müssen erstlich sein äusseres und inneres Leitungsver- 

 mögen für die Wärme und seine Oberfläche möglichst 

 gross sein und sodann soll die Wärmemenge ein Mini- 

 mum betragen, welche dasselbe zu einer gewissen Aen- 

 derung seiner Temperatur bedarf, d. h. sein Gewicht 

 und die spezifische Wärme der Stoffe, aus denen es 

 besteht, müssen klein sein. Ein vierter Fehler wird 

 endlich noch dadurch entstehen können, dass der freie 

 Zutritt der Luft zum Instrumente gehemmt wird oder 

 lokale Strömungen wärmerer, resp. kälterer Luft störend 

 einwirken. 



W^enn es sich, wie auf den meisten meteorologischen. 

 Stationen, darum handelt, die Temperatur der Luft leicht 

 und rasch zu ermitteln, so muss das Quecksilberthermo- 

 meter unstreitig als das einfachste, bequemste und sicherste 

 Mittel hiezu angesehen werden. Soll aber eine Funda- 

 mentaluntersuchung über die Ermittlung der Lufttempe- 

 ratur angestellt werden, wobei Zeitaufwand und Umstand 



