^ 103 — 



krometrisch bestimmt wird, oder endlich der letztere 

 das Ab- und Aufwickeln einer Spirale zur Folge hat, 

 welche aus zwei zusammen gelötheten Streifen verschie- 

 dener Metalle verfertigt ist; ferner das Quecksilberther- 

 raometer, als das einzig brauchbare unter den Flüssig- 

 keitsthermometern, und endlich das Luftthermometer. 

 Unter die zweite Klasse sind zu rechnen die Thermo- 

 kette und das electrische Thermoskop von Svanberg.*) 

 Bei der ersten wird zur Messung der Temperatur die 

 Aenderung der electromotorischen Kraft zweier sich be- 

 rührender verschiedenartiger Körper, bei dem letztern 

 dagegen das mit der Temperatur variirendc electrische 

 Leitungsvermögen der Körper benutzt. 



Wir haben also jetzt zu untersuchen, für welches 

 der ano^eführten thermometrischen Instrumente die oben 

 t^rwähnten Fehlerquellen die geringste Bedeutung haben 

 und Avie man die letztern möglichst unschädlich machen 

 könne. 



Was zunächst die Strahlung betrifit, so werden, da 

 der Ausstrahlungscoeffizient der polirten Metalle unge- 

 fähr 7 Male kleiner ist, als der des Glases, die thermo- 

 metrischen Vorrichtungen mit polirten Metalloberflächen 

 denjenigen mit solchen von Glas vorzuziehen sein. Es 

 ist indessen, wie ich mich durch direkte Versuche über- 

 zeugt habe, leicht, den störenden Einfluss der Strahlung 

 fast ganz zu beseitigen. Die weiss angestrichene Fläche 

 eines Leslie'schen Blechwürfels, der mit Wasser von 

 100' gefüllt war und auf dieser Temperatur durch eine 

 untergestellte Lampe erhalten wurde, kehrte ich zwei 

 Thermometern zu, welche 0,01° Celsius angaben und in 

 0,3°" und 0,9"" Entfernung davon sich befanden. In der 



*) V. Pogg. \nn., Bd. 84, 8. 411. 



