— 106 — 



Theile sowohl in tropfbaren als gasförmigen Flüssigkelten 

 sofort eintretenden Strömungen, welche die Ausgleichung 

 der Temperatur eben so rasch herbeiführen^ als diess 

 durch die innere Leitung bei den festen Körpern ge- 

 schiebt. Es muss indessen berücksichtigt werden, dass 

 bei den letztern Thermometern die Flüssigkeiten in 

 Hüllen aus Glas, einem sehr schlecht leitenden Stoffe, 

 eingeschlossen sind. Das Produkt endlich der spezifischen 

 Wärme in das nothwendige Gewicht des therinometrischen 

 Körpers kann im Verhältniss zur Oberfläche weitaus am 

 geringsten sein bei den electrischen Thermometern. Die 

 zu erwärmenden Löthstellen der Thermoketten können 

 nämlich ungemein fein gemacht werden und ebenso lässt 

 sich bei dem Svanberg'schen Thevmoscop ein ganz dünner 

 Draht verwenden. Bedeutend grösser schon wird dieses 

 Produkt bei den Luft- und Quecksilberthermometern 

 ausfallen und am grössten bei den Metallthermometern 

 der ersten und zweiten Art, da zu diesen etwas dickere 

 8täbe verwendet werden müssen. Für die Spiralthermo- 

 meter dagegen können ohne Nachtheil dünne Lamellen 

 benutzt werden. 



Behufs Verminderung des Einflusses der vierten 

 Fehlerquelle endlich bieten die electrischen Thermometer 

 einen entschiedenen Vortheil gegenüber den andern dar. 

 Während nämlich den Luft-, Quecksilber- und den Me- 

 tallthermometern , wenn sie nicht als selbstregistrirende 

 Apparate eingerichtet sind, häufig behufs bequemer Ab- 

 lesung Standorte angewiesen werden müssen , welche 

 hinsichtlich des freien Luftzutritts und der Ausschliessung 

 localer Luftströmungen Manches zu wünschen übrig 

 lassen, kann man die eine Löthstelle einer Thermokette 

 oder den feinen Draht eines Svanberg'schen Thermoscops 

 an beliebige, sogar unzugängliche Stellen hinbringen und 



