- 107 — 



■♦• 



die dort stattfindende Temperatur leicht im Zimmer, 

 wohin die Leitungsdrähte führen, an den geeigneten 

 Apparaten messen. Wie auch im Uebrigen die Aufstel- 

 lung des thermometrischen Apparats sein möge, so dürfte 

 es jedenfalls gut sein, entweder das Thermometer durch 

 eine geeignete Vorrichtung in der Luft rasch hin- und 

 herzubewegen oder dann auf irgend eine Weise bei 

 ruhendem Thermometer in der Nähe desselben einen 

 künstlichen Wind zu erregen. Dass die thermometrischen 

 Vorrichtungen in geeigneter Weise, insbesondere ohne 

 den Luftzutritt allzusehr zu hemmen, vor der Benetzung 

 durch Regen und Schnee, welche meistentheils eine Er- 

 niedrigung der Temperatur zur Folge haben würden, 

 geschützt werden müssen, bedarf wohl kaum noch der 

 Erwähnung. Auch dies kann bei den compendiösen 

 electrischen Thermometern viel leichter geschehen, als 

 bei den andern thermometrischen Vorrichtungen. 



Aus den angestellten Erörterungen geht hervor, dass 

 die electrischen Thermometer für Fundamentaluntersu- 

 chungen den übrigen durchaus vorzuziehen sind, und 

 dass unter den letztern die Spiral - Metallthermometer 

 wohl den ersten, die Quecksilberthermometer den zweiten 

 Rang einnehmen dürften. Das Luftthermometer wäre 

 zwar in einigen Beziehungen dem Quecksilberthermometer 

 wohl voranzustellen ; da aber seine Angaben ausser von 

 der Temperatur auch noch wesentlich vom eben statt- 

 findenden Luftdruck abhangen, und also die Fehler in 

 der Bestimmung dieses zweiten Elements mit auf die 

 Resultate influiren, so muss doch das Quecksilberthermo- 

 Tueter als das vorzüglichere erscheinen. 



