~ 108 ~ 



II. 



Aiifstelluug der Thermometer auf den gewöhnlichen meteoro- 

 logischen Stationen. 



(VorgetrasTcn den 1. Dezember 1860.) 



Da ich leider durch anderweitige Beschäftigung ver- 

 hindert worden bin, im Laufe dieses Jahres die im vori- 

 gen angefangenen Untersuchungen über die Bestimmung 

 der Lufttemperatur; wie ich es wünschte, weiter fortzu- 

 setzen, so muss ich mich für jetzt darauf beschränken, 

 die Resultate einiger Untersuchungen über die schick- 

 lichste Aufstellungsart der Thermometer auf unsern me- 

 teorologischen Stationen mitzutheilen. Es wurden dabei 

 die Ergebnisse des ersten Theils dieser xibhandlung 

 benutzt. 



Bei der Wahl der Thermometer, der Zeit ihrer 

 Beobachtung und ihrer Aufstellungsweise mussten drei 

 Punkte in Betracht gezogen werden, nämlich erstlich die 

 Bequemlichkeit des Beobachters, sodann die Vermeidung 

 allzugrosser Unkosten, endlich die Erreichung der wün- 

 scheuswerthen Genauigkeit der Beobachtungen, insofern 

 dies nach Berücksichtigung der vorigen Punkte über- 

 haupt noch angeht. Diesen Anforderungen allen glaube 

 ich durch folgende Einrichtungen möglichst entsprochen 

 zu haben. 



Als thermometrische Vorrichtung wurden Quecksil- 

 berthermoraeter gewählt und zwar sogenannte Einschluss- 

 thermometer von H. Geissler in Bonn. Das kugelför- 

 mige Gefäss ist nämlich bei diesen Thermometern mit 

 einer sehr -dünnwandigen Bohre versehen, welche auf 

 einer Milchglasscala aufliegt, und zum Schutze sind Bohre 



