— 111 — 



bodeu an der nördlichen Wand eines Hauses oder sonst- 

 wie so aufgestellt werden, dass sie höchstens am frühen 

 Morgen und späten Abend von der 8onne beschienen 

 werden, so kann man^ wie die folgenden Beobachtungen 

 und Erörterungen zeigen werden, darauf rechnen, durch 

 Ablesung des trockenen Thcrmonieters die Lufttempe- 

 ratur mit einer Genauigkeit von 0,3 " C. zu erhalten. 

 Bedenkt man, dass nach Früherm dies auch der mittlere 

 Fehler ist, mit welchem die aus den um 7, 2 und 9 Uhr 

 beobachteten Thermometerständen abgeleitete Mitteltem- 

 peratur behaftet ist, so wird diese Genauigkeit vor der 

 Hand genügend erscheinen. 



Zur Anstellung der Untersuchungen, deren Resul- 

 tate im Vorhergehenden vorweggenommen sind, wurden 

 Anfangs Mai zwei Gehäuse der oben erwähnten Art, 

 das eine an der nordöstlichen Wand der Sternwarte, 

 das andere an einem frei stehenden, von dem Gebäude 

 ungefähr 6"^ entfernten Pfahl so befestigt, dass die Ther- 

 mometergefässe in beiden nahe 3"' vom Boden entfernt 

 waren. Neben beiden Gehäusen brachte man ferner 

 etwas später beiderseits offene 20'°^ hohe und ir)'"Mveite 

 Cylinder aus ganz dünnem, blanken Messingblech an, 

 die ebenfalls ungefähr 0,3"* von der Wand, resp. vom 

 Pfahl abstanden und in deren Mitte je ein Thermometer, 

 wie die oben beschriebenen, aufgehängt war. Das Ther- 

 mometergehäuse am Pfahl wurde von den Strahlen der 

 Mittagssonne durch einige, an dem letztern befestigte 

 Bretter gescliützt. An der Wand war endlich noch im 

 Anfange in 0,2 ™ Abstand ein ganz freies Thermometer 

 neben dem Gehäuse aufgehängt worden , ebenso am 

 Pfahl. 



Die bis Mitte Juni so oft, als meine übrigen Be- 

 schäftigungen es gestatteten, fortgesetzten Beobachtungen 



