— 112 — 



ergaben zunächst, dass die Thermometer durch die Zink- 

 blechgehäiise vor Regen und Ilagel selbst bei heftigem 

 Winde vollständig geschützt waren; es zeigte sich nie 

 eine 8pur von Benetzung am freien Thermometer *). 

 Um zu prüfen, inwiefern durch das Metallgehäuse auch 

 die Strahlung gehindert sei, stellte ich folgenden Ver- 

 such an. Zwei beiderseits offene Zinkblechcyllnder von 

 20 ''"^ Höhe und 20 und 2ß'"' Durchmesser wurden auf 

 der untern Seite concentrisch durch einen Blechboden 

 mit 20 *^'^' weitem kreisförmigem Aussclmitt vereinigt, so 

 dass ein ringförmiges Gefäss von 3 *^"' Weite entstand. 

 Dieses Gefäss hing man in der Mitte eines Zimmers 

 vermittelst Schnüren in 1 °^ Abstand vom Boden an der 

 Decke auf. In gleicher Weise w^aren an Schnüren zw^ei 

 Thermometer befestigt, von welchen die Kugel des einen 

 in die Mitte des ringförmigen Gefasses, die des andern 

 In gleicher Höhe über dem Boden, aber 0,6"^ von ersterm 

 entfernt zu liegen kam. Zwischen letzterm und dem 

 ringförmigen Gefäss war überdiess ein Metallschirm an- 

 gebracht, um eine Strahlung zwischen beiden zu ver- 

 hindern. Als man hierauf das ringförmige Gefäss mit 

 W^asser von verschiedener Temperatur anfüllte, zeigten 

 sich in den Ständen der beiden Thermometer nachstehende 

 Differenzen : 



*} Dage<;«n hatte ioii bei Aufstellunj^ der n»eteorolo<i;isclien Insiru- 

 ui« Ute auf (lein Faulhorn am 3. und 4. August Gelegenljfit zu beobach- 

 ten, dass bei einem Schneej^estöber die Schneeflocken namentlich von 

 unien her (weniger von der Seite} in das Gehäuse eindrangen und an 

 die Tliermoraeter sieh anheizten. Ich habe daher, weil mir eine wei- 

 ler^-ehende Verschliessung wegen der nothv.endigen Luftclrcuhiuon nicht 

 ihunlich schien, den Beobachtern die {nstruclion ertheilt, das freie Ther- 

 mometer in solchen Fällen einige Zeit vor der Beobachtung abzu- 

 trocknen. 



