— 117 — 



der Therraokette meine Zuflucht zu nehmen, um mich 

 von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der obigen Ver- 

 muthung zu überzeugen. Es wurde daher im Saal der 

 Sternwarte ein Galvanometer mit Spiegelablesung auf- 

 gestellt und von demselben Drähte zu einer Wippe ge- 

 führt, welche in der Nähe des Beobachters beim Fern- 

 rohr sich befand. Mittelst dieser Wippe konnte der 

 letztere die Drahtenden des Multiplicators mit Kupfer- 

 dräthen in Verbindung setzen , welche zu den beiden 

 Stellen hinführten, deren Teraperaturdifferenz bestimmt 

 werden sollte, und welche zwischen diesen Punkten durch 

 einen Neusilberdraht verbunden waren. Man hatte dann 

 eine geschlossene Thermokette von Neusilber -Kupfer, 

 bei der sich eine Temperaturdifferenz der beiden Löth- 

 stellen sofort am Galvanometer als thermoelectrischer 

 Strom bemerklich machen musste.*); Um dieselbe messen 



*) Bei einer so langen Thermokette, wie die im vorliegenden Fall 

 benutzte, wo die beiden Kupferdrähte eine Länge von beiläufig 60™ 

 und der Neusüberdraht eine polche von 6™ hatte und bei einer Ver- 

 wendung derselben, wie sie hier in Betracht kömmt, wo nämlich die 

 einzelnen Theile verschiedenen Temperaturen ausgesetzt werden , hat 

 man auf einige Umstände Rücksicht zu nehn^en, die bei dem gewöhn- 

 lichen Gebrauch der Thermoketten ausser Acht gelassen werden können. 

 Wegen der Länge der Drähte würden die feinen Löthstellen, wenn sie 

 fest mit denselben verbunden wären, nur mit Beobachtung der grössten 

 Sorgfalt beim Gebrauch unversehrt erhalten werden können. Ich habe 

 es daher vorgezogen, beide zu trennen 5 die Kupferdrähte und der Neu- 

 silberdraht, welche auf eine Spule aufzuwinden sind, werden vorerst 

 für sich an Ort und Steile gebracht und dann erst dureh die beiden 

 Löthptellcn verknüpft. I>.etztere bestehen nämlich aus einem Kupfer- 

 und Neusilberdraht von 6 •^^ Länge, welche mit ihren einen zugespitz- 

 ten Enden aneinandergelöthet, mit den andern in einem rylindrischen 

 Ebenholzklötzchen eingelassen und da an zwei Klemmschrauben von 

 Kupfer, resp. Neusilber festgemacht sind. In diesen Klemmschrauben 

 werden die resp. Drathenden hefestigt. Die Löthstellen werden bei der 

 Aufbevvahrang durch IWessingkappen . welche über die Ebenholzklötze 



