- 227 - 



auf die Oberfläche des Quecksilbers im Getasse eiuge- 

 gestellt werden kann. Längs der Scala lässt sich mit- 

 telst eines Getriebes ein Nonius verschieben, der 0^ """ 

 abzulesen gestattet und dessen Nullpunkt dem untern 

 Rand eines fest mit ihm v^crbundenen, die Röhre um- 

 fassenden Ringes entspricht. Seitwärts von der Röhre, 

 in halber Höhe desselben befindet sich ein hundertthei- 

 liges Thermometer. Das Gestell des Barometers ist auf 

 allen Stationen, nachdem die Röhre mit Hülfe eines 

 Bleiloths vertikal gestellt war, an der Wand des Beob- 

 achtungszimmers festgeschraubt worden. Sämmtliche 

 Barometer sind in vollkommen gutem Zustande auf den 

 Stationen angelaugt. Um sich hie von überzeugen zu 

 können, habe ich alle vorher im physikalischen Cabinet 

 längere Zeit mit dem Fortin'schen Reisebarometer des- 

 selben verglichen und eine solche Vergleichung dann 

 jedesmal auch auf der Station nach Aufstellung des Baro- 

 meters vorgenommen. «Die bei den Angaben des Reise - 

 barometers selbst anzubringende Correction war durch 

 Vergleichung mit einem Normalbarometer der Stern- 

 warte ermittelt worden. — In Saanen und in Solothurn 

 befinden sich Instrumente anderer Construction. Das- 

 jenige in Saanen, dem dortigen Beobachter angehörend, 

 ist ein Heberbarometer, das schon früher verglichen 

 worden ist. In Solothurn ist ein Fortin'sches Gefäss- 

 barometer von Ernst in Paris aufgestellt; die die Glas- 

 röhre cylindrisch umhüllende Messingscala ist direkt in 

 halbe Millimeter getheilt und mittelst des Nonius ist 

 Vio*""^ abzulesen. 



Der Stand des Barometers und des Thermometers 

 altach^ wird zu denselben Stunden wie der des Psychro- 

 meters notirt. Nach Kämtz''') kommt nämlich das Mittel 



*J Leiirbuclk <icr ^ictouiolo^ie von Uätin.^ . Bil. 11.. S. 280. 



